612 J. Bielui liger. 



das Spaltrohr oder den Kollimator. Letzterer ist gegen die Flamme zu durch 

 einen feinen lotrechten Spalt ' ) geschlossen, welcher vermittelst einer Mikro- 

 meterschraube der Breite nach verstellbar ist. Je schmäler der Spalt gemacht 

 wird, um so schärfer und reiner wird das Spektrum, weil sich dann die 

 einzelnen Strahlenbündel nicht in dem MaTie überdecken, zugleich aber auch 

 lichtschwächer; es mulJ daher die Weite des S))altes der Licht(|uelle ent- 

 sprechend gewählt werden. Am entgegengesetzten Ende trägt das Spaltrohr 

 eine achromatische Sammellinse (Objektiv), in deren l)rennpunkt der Spalt 

 liegt. Die dui'ch diesen eintretenden Lichtstrahlen werden also durch die 

 Sammellinse parallel gemacht, so daß sie sich verhalten, wie wenn sie von 

 einem in unendlicher Entfernung liegenden Spalt kämen. Sie fallen parallel 

 auf die Oberfläche eines Flintglasprismas, dessen brechende Flächen einen 

 großen AVinkel (öO") miteinander bilden.-) In diesem werden sie je nach 

 ihrer Wellenlänue verschieden stark gebrochen und in eine Fteihe einfar- 

 biger Strahlenbüudel zerlegt (zerstreut), welche bei Austritt aus dem Prisma 

 nochmals gebrochen werden. Diese verschieden gerichteten und verschieden 

 gefärbten Strahlenl)ündel gelangen dann in das auf unendlich eingestellte 

 astronomische (Keplersche) Fernrohr, dessen Objektiv in seinem Brenn- 

 punkt jedes einzelne Bündel zu einem Bilde des Spaltes vereinigt. Indem 

 sich diese so entstehenden, unzähligen Spaltl)ilder in ununterbrochener Beihe 

 aneinander legen, entsteht ein kontinuierliches Spektrum, welches durch das 

 als Lupe dienende Okular des Fernrohres betrachtet wird. Das Fernrohr 

 ist in wagrechter Bichtung um die Achse des Instrumentes drehbar, wo- 

 durch bei großer Ausdehnung des Spektrums eine EinsteUung auf die ver- 

 schiedenen Stellen des letzteren ermöglicht wird. 



Um die Lage der einzelnen Teile des Spektrums bestimmen und 

 wiederfinden zu können, ist noch ein drittes, dem Kollimator ähnhches Bohr 

 vorhanden, welches wie das Fernrohr um die lotrechte Achse des Instruments 

 gedreht werden kann. 3) Dieses ,, Skalenrohr" trägt an seinem äußeren Ende 

 statt des Spaltes eine kleine wagrechte, willkürliche Skala, das etwa lömal 

 verkleinerte, photographische Negativbild einer Millimeterskala, dessen Striche 

 und Ziffern demnach weiß auf schwarzem Grunde erscheinen. Es wird durch 

 eine vorgesetzte Lampen- oder Kerzenflamme erleuchtet, und zwar nicht 

 stärker, als eben nötig ist. Am anderen Ende hat dieses Skalenrohr eine 

 achromatische Sammellinse (Objektiv), in deren Brennpunkt die Skala hegt, 

 so daß die von l(>tzterer ausgehenden Strahlen durch die Linse parallel 



') Vom Spalte müssen et\Ya anhängende Staubteilchen mittelst eines Pinsels ab- 

 gewischt werden, weil sie, wenn jener sehr eng ist, dunkle wagrechte Querlinicii im 

 Spektrum hervorrufen können. 



-) Statt eines Flintglasprismas werden, um stärkere Farbenzerstreuung und dem- 

 gemäß ein weiter auseinander gezogenes Spektrum zu erzielen, deren zwei und 

 mehr augewendet, auch das von liutherford konstruierte C'ompoundprisma, welches 

 aus einem sehr stark dispergierciuleii Flintglasprisma besteht, dem beiderseits je ein 

 kleines Kronglasprisma angekittet ist. 



^) Bei kleineren Instrumenten sind oft schon die drei Rohre in der richtigen 

 Lage und Auszugslänge fest mit dem Fuße verbunden. 



