Optische Untersucluingsmethodcn. 



i)V\ 



gemacht werdeu. Das 8kaleiirülir wird so gostollt. dali die aus ihm trctcmh'ii 

 parallelen Strahlen von der Fläche des Prismas, welche dem Fernrohr 

 zugekehrt ist, auf die Linse di.'s letzteren reflektiert und von dieser, wie 

 das Spektrum, im IJrennjiunkte zu einem scharfen IJild vereinigt werden. 

 Man sieht also durchs Okular gleichzeitig Spektrum und Skala, so dali 

 jede Stelle des ersteren durch ihre Lage zu einem Teilstrich der letzteren 

 bezeichnet werden kann. ^ ) 





Fig. 559. 



(iroßes Spektroskop nach Kitrhhoß' und liiinsoi. 



Die äuiJere Anordnung der drei Rohre ist dieselbe wie in Fig. 558. Das Prisma, häufig 

 ein Biifhcrfordsches Compoundprisma, liegt in einer innen geschwärzten Messingkapsel. 

 Spaltrohr. Fernrohr und Skalenrobr sind lichtdicht an die Kapsel angeschlossen. Das 

 Fernrohr kann mittelst der Mikroineterschraube m seitlich bewegt werden, nachdem 

 man die Klemme K fest angezogen hat. Man ist so imstande, jeden einzelnen Punkt 

 des Spektrums in die Mitte des Fadenkreuzes im Fernrohr zu bringen, und durch Drehen 

 der Mikrometerschraube, deren Trommel mit einer Teilung versehen ist, den Abstand 

 zweier Punkte des Spektrums zu messen. Diese Art der Ablesung empfiehlt sich für 

 die großen Apparate, wo die gespiegelte Skala keine genügend scharfen Ergebnisse 

 liefert. Das nach hinten stehende Skalenrohr enthält eine Skala zur schnellen, unge- 

 fähren Orientierung. Die Skala wird auf Wunsch zur unmittelbaren Ablesiuig von 

 Wellenlängen („Wellenlängenskala" ) eingerichtet.-) 



Alle Teile des Instruments sind im Innern geschwärzt, um etwa ein- 

 dringendes falsches Licht zu absorbieren. Das Prisma ist aus demselben 

 Grunde mit einer geschwärzten Kappe i)edeckt, welche drei C)ffnungen für 

 die drei Piohre hat. 



1) Bei manchen Instrumenten fehlt das Skalenrohr. Dann befindet sich im okular 

 des Fernrohrs ein Fadenkreuz, welches mit den einzelnen Stellen des Spektrums durch 

 Drehen des Fernrohrs zur Deckung gebracht wird. Die jeweilige Stellung des letzteren 

 kann an einem Teilkreis oder einer geteilten Mikrometerscbraulte abgelesen werden, welche 

 z. B. Fig. 559 zeigt. 



') Preis mit Zubehör bei derselben Firma 365 M. 



