614 



J. Biehringer. 



Die Justierimii- des Apparates, bei dem ein Duiikelziiiimer niclit nötig 

 ist, hat meistens in folgender Weise zu geschehen. Man stellt zuerst das 

 Fernrohr auf unendlich, d.h. auf ein fernes Objekt ein, indem man es aus 

 der Fassung nimmt, das Okular gegebenenfalls so stellt, daß man das 

 Fadenkreuz genau sieht, dann das Fernrohr auf einen fernen, gut vom 



Fig. 560. 



Spektroskop mit Vergleichsprisma, zur Untersuchung eines Absorptionsspektrums 

 hergerichtet. 



Das Prisma ist mit einer Schutzkappe C aus Messintrhlecli l)edockt, welche gegen 

 die drei Rohre entsprechende (■)ffnungeu hat. Das Spaltrohr K und das Skalenrohr .S 

 sind lichtdicht in einer der Messingkappe äußerlich anliegenden Wand befestigt: das 

 Fernrohr (links) ist außerdem mittelst der Triebschraube 7' seitlich verschiebbar. Am Spalt 

 des Kollimators liegt, ihn teilweise verdeckend, ein Reflexionsprisma („Vergleichsprisma"). 



Etwas seitlich vor dem Spalt steht auf einem verschiebl)aren Gestell A der Trog 

 mit der Flüssigkeit, deren Absorptionsspektrum beobachtet werden soll. In gerader 

 Linie vor dem Spalt kommt die weißes Licht liefernde Lampe zu stehen. p]in Teil der 

 von ihr ausgesandten Strahlen tritt direkt durch den oberen freien Teil des Spalts in 

 den Kollimator; ein anderer Teil geht erst durch die absorbierende Flüssigkeit und 

 wird dann durch den kleinen, seitlich am Spalt angebrachten drehbaren Spiegel aufs 

 Vergleichsprisma und von diesem in den Spalt geworfen. Die beiden Strahlenbündel 

 gehen untereinander durchs Spaltrohr zum Prisma, werden in verschiedenen Teilen des 

 letzteren gebrochen und zerstreut und liefern scimit zwei Spektren übereinander. 



Durch die Beobachtungslampe wird zugleich mittelst des Spiegels B die Skala 

 des Skalenrohrs beleuchtet. ') 



Hintergrund sich abhebenden (Tegenstand. einen JJaum, Blitzableiter, Kirch- 

 turmknopf u. dgl., richtet und das Okular samt dem Fadenkreuz gegen 

 das Objektiv verschiebt, bis der Gegenstand scharf sichtbar ist.-) Man 



') Preis des Instruments (von Franz Schmidt & Ilaensch) 21750 M (mit allem 

 Zubehör). 



^) Bei stärkerer ^'ergrößerung nehme man die P^instellung nicht durch das ver- 

 zerrend wirkende Fensterglas vor. 



