Optische UntersuchuDgsinethoden. C 1,") 



merkt sich diese Stellung am besten auf dem Kohre an. Dann setzt man es 

 wieder an seinen Ort und nimmt das Prisma ^ve<,^ .Man entzündet vor dein 

 mäßig geöffneten Spalt des Kollimators eine Flamme, dreht das Fernrohr, 

 bis es dem Kollimator genau gegenübersteht, zieht den letzteren so weit 

 aus, daß man den Spalt im Fernrohr scharf begi-enzt sieht imd neigt ihn 

 etwas mit Hilfe unten am Träger angebrachter Schraul)en, bis ein (juer 

 über die Mitte des Spaltes gezogener, feiner Faden in der Mitte des Gesichts- 

 feldes liegt, gegebenenfalls mit der Mitte des Fadenkreuzes zusammenfällt. 

 Nun bringt man das Prisma wieder an seine Stelle, befestigt es und bedeckt 

 es, um fremdes Licht abzuhalten, mit der oben erwähnten Kappe. Dann 

 verschiebt man das Fernrohr, bis das Spektrum deutlich zu sehen ist. Fin 

 endhch auch das IMld der Skala ins Fernrohr zu bekommen, stellt man 

 nicht zu nahe hinter das Skalenrohr eine kleine Beleuchtungsflamme, dreht 

 das letztere zur Seite und reguliert die Flamme so, daß ihr Bild von dei- 

 dem Fernrohr zugekehrten Prismenfläche in dieses reflektiert wird. Dann 

 dreht man das Skalenrohr wieder zwischen Lampe und Prism.i iind ver- 

 schiebt den die Skala enthaltenden Teil, bis die letztere scharf im Fernrohr 

 zu sehen ist. Durch Heben oder Senken des Skalenrohrs mittelst einer 

 unterhalb am Träger angebrachten Schraube stellt man dann die Skala 

 in die Mitte des Gesichtsfeldes ein und bringt sie, indem man den die Skala 

 enthaltenden Teil des Skalenrohrs um seine Achse dreht, in eine wagrechte 

 Lage.M 



Die meisten Spektroskope sind gleich dem von Bunsen und Kirchlmf 

 benutzten so eingerichtet, daß die Natriumlinie, d. h. die Linie einer Koch- 

 salzflamme oder die Linie D des Sonnenspektrums, auf den Teilstrich .')(i 

 fällt. Bei andern Apparaten liegt dieser Punkt beim Teilstrich 100 oder 

 auch 0. 



Apparate, welche mit den entsprechenden XOrrichtungeu ausgestattet 

 sind, die A])]enkungswinkel der einzelnen Strahlen durch das Prisma zu 

 messen, sind die schon früher genannten (S. 570) Spektrometer; sie dienen 

 daher auch zur P)estimmung der Brechungskoeffizienten. 



Will man die Spektien zweier Stoffe vei'gleichen. z. B. darauf, ob die 

 Linien, die sie zeigen, miteinander zusammenfallen, so hat man erst das 

 eine, dann das andere Spektrum zu erzeugen, und mit Hilfe der Skala oder 

 auf spektrometrischein Wege auszumessen. \'iel einfacher und geiiauei- 

 geschieht dies nach Bunsen und iurcAAcy/' dadurch, daß man beide Spektren 

 gleichzeitig beobachtet. Man bedeckt zu (h'in /wecke den senkrechten 

 Spalt des Spektralapparates zum Teil, etwa in der unteren Hälfte, durch ein 



') Bei (lern abgebildeten Apparate der Fiiiua Franz Schmidt «S:, Ilaenscli kaiiii 

 und darf das Fernrolir niclit abgeiioniineii \verdeii: die Kiiisteliiiiig auf iniendlicii ist 

 hier bereits unter Benutzung geeigneter Hilfsmittel ausgefüiirt. Das Kollimatorrohr ist 

 hei gänzlich hineingeschobenem Spalt genau auf unendlicli eingestellt. Die Kinstellung 

 der anderen Bohre (Skalen- und Fernrohr) geschieht so. daß sowohl die Linien des 

 Spektrums, etwa die zur Eichung beiuitzte D-I,inie (Natriuinliniel, als aucli die Skala 

 gleichzeitig scharf hervortreten. 



