032 J- Bi(>liringcr. 



Da (lic zu uiitersucheiule Flüssigkeit in ein (üasu-efäCi eiiiuefüllt 

 ^verclen miiü. so wird ein Liditverlust durch Reflexion an den (ilaswändcn 

 entstehen, worunter die Schürfe des Ergebnisses leidet. Um dieses zu 

 vermeiden, untersucht man zwei verschieden dicke Schichten der FUissigkeit. 

 Man verwendet einen kleinen (xlastrog mit plaiiparallelen Wämlen, dessen 

 innere Weite zu lim»? gewählt wird. In diesen Trog bringt man ein 

 massives Tarallelepiped aus Flintglas, das eine Dicke von 10 >»>>^ und 

 eine eben geschliffene, obere Fläche besitzt, den ..Schiih^chon Körper", und 

 füllt dann die zu untersuchende Fhissigkeit ein. Hat der Trog eine Weite 

 von 11 mm. der SrJndzsdie Körper eine Dicke von 10 m)ii, so wird das 

 einfallende Ficht im unteren Teile der Zelle eine Flüssigkeitsschicht von 

 1 Hill' . im oberen eine solche von 11 inm durchstrahlen, so dab also die 

 l)i'i der früher gegebenen Ableitung' der Formel des Extinktionskoeffizienten 

 vorausgesetzte Schichtdicke der zu untersuchenden Flüssigkeit von 1 cm 

 vorhanden ist (S. 6o5j. 



Die Spektrophotometer zerfallen je nach der Art, wie diese Messung 

 der Lichtschwächung erfolgt, in zwei Gruppen, den Vierordt&chen Spektral- 

 apparat mit Doppelspalt auf der einen Seite, und die Apparate, welche 

 die Lichtschwächung mit Hilfe der bekannten Eigenschaften des polarisierten 

 Lichtstrahls ermitteln, auf der anderen Seite. 



1. Die Doppelspaltmethode von K. Vicrordt. Ylerordt ersetzt 

 den gewöhnlichen Spalt des Spektralapparates durch einen ..Doppelspalt". 

 T)ie eine Backe ist fest, die andere F>acke in zwei Hälften, in eine obere 

 und untere, zerschnitten, von welchen jede für sich mittelst einer mit 

 geteilter Trommel versehenen Mikrometerschraube in genau zu messender 

 Weise verstellt werden kann. Da die Helligkeit eines Spektrums unter 

 sonst gleichen Verhältnissen proportional der Breite des Spaltes ist, so 

 wird man, wenn man beide Hälften des Spaltes gleich weit macht, im 

 Fernrohr des Spektroskops zwei obereinander liegende, gleich helle Spektren 

 der Licht. |uelle erhalten. Verengert man die eine, z. B. die obere Spalt- 

 hälfte A'ermittelst der Mikrometerschraube, so wird, weil das Fernrohr ein 

 KepJersches ist. das untere Spektruni lichtschwächer erscheinen. Die 

 Intensitäten beider Spektren verhalten sich dann wie die Spaltbreiten. 



Diesem Verfahren mub der Einwand gemacht werden, daß dui'ch 

 Änderung- der Spaltbreite nicht bloß die Lichtstärke, sondern auch die 

 Ueinheit der einzelnen Teüe des Spektrums leidet, weü sich bei breiterem 

 Spalt die einzelnen Farbenbezirke mehr übereinander lagern, als bei engerem 

 Spalt. K()rresi)ondierende Teile beider Spektren zeigen infolgedessen einen 

 etwas verschiedenen Farbenton, welcher einen, wenn auch häufig nur ge- 

 rinaen Fehler bei der Messunu im Gefolse hat. Der letztere läßt sich 

 heben, wenn man nach //. Kriiß auch die linke Spaltbacke in zwei Hälften 

 teilt, so daß eine bilaterale Verschiebung jedes gegenüber liegenden 

 Schneidenpaares und damit die Verbreiterung der betreffenden Spalthälfte 

 durch Drehen einer und derselben Mikrometerschraube symmetrisch zur 

 Mittellinie stattfindet. 



