Optische Untersuchungsmcthndcn. (jtJ3 



Man stellt /unäclist beide llültteii des Sj);iltes ;iui ^Iciclic llclji^rkcit 

 ein. Als Lichtciuelle benutzt man dabei eine kleine Aiicilampc. setzt auf 

 sie einen undurehsiehtii'en Zylinder mit kleiner Liclitiiftiiuny und niarlit 

 die austretenden Strahlen dureli eine Sanunellinse parallel. Iduin setzt man 

 vor den Spalt den in (h'v oben i^escliilderten Weise beschickten Trou mit 

 der zu prüfenden Fliissi-keit derart, daß die Oberfläche des .Sc-//7//.^sclien 

 Würfels in einer Herizontalebene mit dei- Treiinun.yslinie bei(l<'r Spalt- 

 hidften liegt, und beleuchtet den Troii' durch die Lampe. I )as Licht der letzteren 

 wird beim Durchtritt durch den oberen Teil des Troiivs in seiner Intensitiit 

 starker geschwächt werden imd demgemälJ ein lichtschwächeres Sj)ekti-um 

 erzeugen als das Licht, das durch den iintei-en Teil des Troges geht. \vu 

 der (ilaskörper liegt, und daher eine um 1 on kürzere Flüssigkeitsschicht 

 durchläuft.!) Um gleiche Helligkeit der beiden übereinander stehenden 

 Spektren für einen bestimmten Bezirk des Spektiiims herzusteUen. niull 

 der mitere Spalt verengert werden. Man wählt für die rntersuchimu einen 

 schmalen Bereich des Spektrums von möglichst gleichmäliiger Helligkeit 

 aus; bei Apparaten mit symmetrisch beweglichen Spaltbacken genügt es. 

 einen Absorptionsbereich zu nehmen-), worin die Helligkeit vom Dunkelheits- 

 maximum symmetrisch und langsam nach beiden Seiten hin abfällt. Ferner 

 blendet man den rechts und links von dieser Stelle gelegenen Teil de- 

 Spektrums, der bei der Messung sehr stören würde, durch einen im Oknlar- 

 teile des Fernrohres eingesetzten .. Tltro^-c/^schen Okularspalt". einen un- 

 durchsichtigen Schieber mit Schlitz oder besser zwei seitliche, bewegliche 

 Schieber, ab. 



Das A'erhältnis beider Spaltbreiten gibt ein Maß für die lichtxliwä- 

 chende Kraft der Lösung in der betreffenden Spektralfarbe. Sind z. F>. die 

 Trommeln der Mikrometerschrauben für das obere und untere Spaltbackeii- 

 paar, deren Nullstellung mit der vöUigen Schließung des Spaltes zusammen- 

 fallenmuß, so eingerichtet, daß eine Umdrehung der Schraube 100 Skalen- 

 teilen entspricht, hat man ferner die Weite des Spaltes zuerst so 



') Um den Unterschied in der Helligkeit heider Spektren genau messen zu können, 

 müssen diese scharf voneinander ahgegrenzt sein. Würde man den »///^/csclicu Kdipcr 

 weglassen und den Trog, der dann natürlieli nur 1 ct)i weit sein dürfte, mit (U'r zu 

 prüfenden Flüssigkeit so füllen, daß ihr Spiegel sich genau in der Htihe ilcr Trennungs- 

 liuie heider Spalte hefände, so würden die hciden entstellenden Spektren durch die 

 Wirkung des Flüssigkeitsmeniskus nicht scharf genug voneinander ahgesetzt sein. 



Noch schärfer, als durch den .SV//?//cschen Körper, wird die Orenzlinio t)oidcr 

 Spektren, wenn man zwischen den Trog und Duppelspalt einen mit zwei idanparallelen 

 Flächenpaaren versehenen Flintglaskörper, den heim ///(/'verschon Spektralphotometor 

 eingehender zu hesprcchcnden Ilitfiier-Alhn clifM-hon Rlidnilius. einsclialtet. weicluu- so 

 orientiert wird, daß seine Kante an der (irenzc heider Spalthälften liegt und die beiden, 

 die Spektren liefernden Lichthündel in der Kliene des Spaltes sich herührcn (vgl. S. 637 

 und Fig. 567). 



-; Bei diesen Messungen ist, wie auch liei den später zu Itcschreiliemlen .Me- 

 thoden, hei denen immer nur ein l)estimmter Streif des Spektrums zur IJeohaclitunir 

 lieiuitzt wird, die früher (S. (525) erwälinte Änderung der Alisorptionsfähigkeit durch die 

 Temperatur ganz hesouders zu l)erücksichtigen. 



