ß34 J- Biehringer. 



o'owählt, (lalJ sie gerade 100 Skalenteilen gleich ist, und nmf,^ man nach 

 Zwischenschalten des Troges mit der Flüssigkeit die untere Miki'onieter- 

 schraul)e auf Teilstrich 40 drehen, um in einem bestimmten Teile heider 

 Spektren gleiche Helligkeit zu erhalten, so läl'it die absorbierende Lösung 

 nur 40% des eingedrungenen Lichtes hindurch: die Lichtstärke des aus- 

 tretenden Lichtes J ist also = 0-4. wenn man. wie in den vorausgehenden 

 Erörteruni'en üefordert wurde, die Stärke des eintretenden Lichtes =1 

 setzt. Der negative Logarithmus dieser Zahl ist dann nach (lleichung X 

 (S. 029) der Extinktionskoeffizient z und der Quotient aus dem bekannten 

 Prozentgehalt dei' Lösung durch den Kxtinktionskoeffizienten das Alv-^orp- 

 tionsverhidtnis A (siehe S. iVM)). 



Lei dieser Messung ist der Lichtverlust durch die Reflexion am Schulz- 

 scheu Würfel und die Absorption des Lösungsmittels nicht berücksich- 

 tigt. Man schaltet ihn aus, wenn man vorher das Absorptionsgefäb, mit 

 dem reinen Lösungsmittel gefüllt, vor den Spalt bringt, die Trommelteilung 

 der unteren Spalthälfte auf 100 (oder 200) stellt und dann die Weite des 

 oberen Spaltes ändert, bis beide Spektren gleiche Hehigkeit besitzen. Die 

 betreffende Stellung des oberen Spaltes wird dann einfach gleich 100 

 (oder 200) gesetzt. Hierauf füllt man die absorbierende Lösung ein und 

 stellt durch Verengerung des unteren Spaltes auf gleiche Lichtstärke ein. 



Die Methode Vierordts ist, wie sich aus diesen Erörterungen ergibt, 

 sehr einfach uiul mit Hilfe jedes Spektralapparates ausführbar, wenn man 

 ihn mit dem Doppelspalt, Avomögiich in der ÄVw/jschen Form, und der 

 Okularblende versieht. 



Zur Leobachtung nehme man, wie schon erwähnt, einen möglichst 

 schmalen Bereich des Spektrums, also eine möglichst geringe Lreite des 

 ( )kularspaltes. Für sehr stark absorbierende Flüssigkeiten, bei deren Unter- 

 suchung die L'nterschiede in der Breite beider Hälften des Spaltes groß 

 ausfallen würden, bringt Vierordt eines oder mehrere llauchgläser, deren 

 lichtschwächende Kraft vorher für den betreffenden Spektralbezirk be- 

 stimmt ist, vor die freie SpalthiUfte und vermindert erst dann die Breite 

 der letzteren. 



2. Die Polarisationsphotonieter. Bei einer zweiten (iruppe von 

 Spektrophotometern wird die Lichtschwächung. welche eine farbige Lösung 

 in einzelnen Bezirken des Spektrums erzeugt, auf pohrimetrischem Wege 

 bestimmt. 



Die \erweii(hing des Nicohd\Q\\ Prismas zur Messung von Licht- 

 stärken beruht auf folgenden Tatsachen. Diingt ein polarisierter, also nur 

 in einer Ebene schwingender Lichtstrald in ein solches Prima ein. so wird 

 er, wie dies schon friüier (S. öS;-)) erläutert wurde, ungeschwächt hindurch- 

 gehen, wenn die im Prism;i festgelegte Schwingungsebene derjenigen des 

 eintretenden Strahls parallel ist; er wird ausgelöscht wei'den, wenn seine 

 Schwingungsebene zu der im Prisma festgelegten senkrecht steht. In 

 irgend einer zwischen beiden liegenden Stellung des Nicohd\e\\ Prismas 

 findet die Auslöschung nur teilweise statt. Bezeichnet man die Intensität 



