Optische Untorsuchungsmethoden. 73-, 



dos l)oi l'aralU'lstelluii-^ dci- Scliuiiinuimsobonon ins Trisina ein- und liin- 

 durchtretendcn Lichts mit J„. die Intensität des Liditcs nach Drchnntr (h-s 

 Prismas um einen Winkel y. mit J, so ändert sich nadi /öllnn- die Inten- 

 sität proportional dem (,)iiadrate des Cosinus vom Drehun^r^winkel. Ks 

 gilt also : 



J — Jycos'^a, und wenn J« = 1 gesetzt wird. 

 J == cos'^a. 



Diese Spektrophotometer haben (U'ii Nachteil, dali infolge der \ Crln.vte. 

 welche durch die Polarisation der Strahlen entstehen, die zu erhaltenden 

 Spektren geringere Helligkeit aufweisen. 



Das Spektrophotometer von F. Glan (1877) wird heute nicht mehr 

 benützt, sondern nur dasjenige von Hüßier und der zuerst von Könhj an- 

 gegebene, von Martens und Grünhaum vervollkommnete Apparat. 



Das Spektrophotometer nach G. Hü/ner. In diesem ls77 von 

 ÄV/wer beschriebenen, später etwas abgeänderten Apparat (Fig. .')()»■) und ."XhI 

 wird nur das eine der zu vergleichenden Spektren, und zwar das \er- 

 gleichsspektrum, durch polarisiertes, das andere, das Spektrum der ai)sor- 

 bierenden Flüssigkeit, durch gewöhnliches Licht erzeugt. Dazu ist vor 

 dem Spalte des Kollimatorrohres eine besondere \'orrichtung angebracht. 

 Von dem in das Listrument aus einer Lichtciuellc eiiifallciKh'ii Lidit- 

 bündel geht nämlich die untere Hälfte r' (Fig. 507) durch ein kleines A7cy/sches 

 Prisma d, worin sie polarisiert wird, während die obere Hälfte /• über das 

 Prisma wegläuft. ^lan erhält damit ein Lichtbündel, dessen ol)ei-er Teil 

 aus gewöhnlichem Licht, dessen unterer Teil aus polarisiertem, abci- da- 

 durch stark geschwächtem Licht besteht.* Diese ungleiche Helligkeit muH 

 aufgehoben werden, wenn man die zwei Lichtstrahlen zur rntersuchung der 

 Absorption.sfähigkeit einer farbigen Lösung verwenden will. Fs geschieht 

 dies dadurch, daß in den Weg des oberen, hellen Anteils ein beweglicher 

 Kompensationskeil e aus schwachem Kauchglase eingeschaltet ist. welcher 

 solange verschol)en wird, bis der obigen Forderung genügt ist. Da sellist- 

 verständlich die einzelnen Farben des Spektrums durch das Pauchglas in 

 verschiedenem (irade verschluckt werden, so stellt man auf gleiche Hellig- 

 keit nur in dem Spektralbezii'k ein. worin später die Absorption geines.sen 

 werden soll, indem man mit Hilfe des im Fernrohr angebrachtfii Virronlf- 

 schen (.)kularschiebers (S. 6;K)) die übrigen Teile des S|>ektrums abblendet. 



Man bringt nun zwischen die Lichtipielle und das Sjjektrophotonn'ter 

 den früher (S. 6o2) beschriebenen (Hastrog a.« mit dem ,SV// ///eschen Körper A. 

 gefüllt mit dei- zu untersm'h(Miden Lösung, in solchei' Höhe an. dab der- 

 jenige Teil r' des Lichtbündels, welcher durch den unteren Teil mit dem 

 Schi/hschen Körper geht, durch das oben erwähnte, kleine Xirolschv Prisniaf/ 

 polarisiert wird, während der nur die Lösung r durchsfiahlende Teil /• des 

 Lichtbündels ül)er das Prisma weg in den Kollimator eindringt, also nicht 

 polarisiert wird. Die Dicke der Flüssigkeitsschicht, die i'r dni-clilänit . ist 

 nach den früheren Ausführungen um 1 ein größer ;ils beim unteren Strahl. 



