(336 



J. Biehrinsrer. 





Fig.56C. 

 .Sjiektralphotometer nach Hiiftier. 



Dio nptischo Bank (t trägt rechts die auf dem vprschielibaron Stativ N befind- 

 liche BohMiclitungslanipe L. links das Spektralphotonieter, dazwischen auf dem ver- 

 schiebbaren und in der Höhe verstellbaren Stativ s den Absorptionstrog C bzw. a, r/') mit 

 dem .S'c/i»?5'Schen Körper l>. Das Spektrophotnmeter zeigt hinter dem Kollimatorrohr .1 ein 

 durch Schrauben festirehaltenes und verstellbares Kästchen, worin sich die in Fig. 567 be- 

 sonders gezeichnete optische Einrichtung zur Erzeugung der beiden zu vergleichenden 

 Lichtbündel befindet. Das durch den unteren Teil des Trogs r/, r^ mit dem Schulz%c\\G\\ 

 Körper li kommende Licht ;•' tritt in das im Rohr X befindliehe A7co?sche Prisma d. 

 das die überstehende Flüssigkeit c im Troge durchsetzende Licht >■ über das l'risma weg 

 unmittelbar ins Kästchen ein. Beide Strahlen sind natürlich vor dem Einschalten der 

 absorbierenden Lösung durch einen, in den Gang des oberen Strahls eingesetzten Rauch- 

 glaskeil e, der mittelst einer oben am Kästchen befindlichen Schraube zu verschieben 

 ist, auf gleiche Helligkeit zu bringen. Sie durchlaufen dann den Hiif/ier-Albrechtschen 

 Rhombus./', dessen vordere, wagrechte Kantet den dicht dahinter liegenden Spalt (/ 

 des Kollimators in eine obere und eine untere Hälfte teilt und zugleich den oberen 

 Strahl nach unten, den unteren Strahl nach oben aldenkt, so daß beide vertauscht, 

 aber dicht untereinander in den symmetrisch verstellbaren Spalt des Kollimators A ein- 

 treten. Sie werden durch die im Brennpunkte des Spaltes liegende Sammellinse parallel 

 gemacht und dann in dem unter der Kapsel befindlichen Spoktroskopprisma zu zwei 

 einander sicli beriUu'enden Spektren ausgebreitet, welche durch das Fernrohr beob- 

 achtet werden. Letzteres besitzt hinter dem Okular bei C einen durch die Schraube 

 verschiebbaren (Vcrorf/^'schen ükularspalt und im hinteren, gegen das Spektroskopprisma 

 gerichteten Teile ein als Analysator wirkendes AVco/sches Prisma, welches samt dem 

 Fernrohrobjektiv um die Längsachse des Instruments zu drehen ist. Dazu dienen die 

 beiden Handgriffe M M mit zwei an dem Teilkreis K schleifenden Xonien. Man stellt 

 auf gleiche Helligkeit in demselben Bezirke beider Spektren ein und liest den Drehuugs- 

 winkel am Teilkreis bis auf 7io Grad ab. Die dicht vor dem Teilkreise K sichtbare 

 Schraube dient zum Einstellen, die hinter dem Kreis liegende Schraube zur seitlichen 

 Verschiebung des Fernrohrs. li ist ein Skalenrohr. 



*) Die kleinen Buchstaben beziehen sich auf die Fig. 567. 



