Optische Untersuchungsmetboden. 



»;;r 



Fig. 567. 

 Strahlengang im Spektrophotoitieter von Ifiifiur. 



Beliiif.s scharfer Wrtileiclimiu müssen die S|i('ktr('ii. wclclic die hcidcu 

 Lichtbündel bei ihrer Zerleguiiii- durch das rrisiiia des Sjjektroskoiis ^•ehcii. 

 einander dicht anUegen, aber scharf abg-eorenzt sein. Dafiii- dient (b-r 

 „Hüfncr-AJbrechfiiC.he Uhoinbus" ,/', ein FHntglaskörper von rantenför- 

 migem Querschnitt mit je zwei planj)arallelen Pläclienpaaren. Kr befinib-t 

 sich dicht hinter der oben beschriebenen Polarisiervorrichtung in solcher 

 Lage, daß seine spitzwinkhg znlaiifenden Kanten wagrecht stehen, die 

 hintere der beiden A fast in der Ebene// des Kolbmatorspaltes hegt und ihn 

 gerade halbiert. In diesem Rhombus wird das untere, polarisierte Strahlen- 

 biindel nach oben, das obere, gewöhnliche Strahlenbüiidel nach unten ab- 

 gelenkt derart, daß sie an der, dem Spalt zugekehrten Kante dicht neben 

 einander austreten, die Kante also die Grenze zwischen ihnen beiden bildet. 

 Sie dringen so unmittelbar in den verstellbaren Spalt (]o^ Kollimators ein, 

 durcMaufen diesen und werden dann durch das Prisma des S])ektroskoi)s 

 zu zwei Spektren ausgebreitet, welclie im IJeobachtimgsfernrohr genau übei'- 

 einander stehen. Das letztere enthält, wie erwi'ihnt. einen nt;-o/v//sclien 

 Okularspalt, mit dessen Hilfe man einen zum \ergleich geeigneten, kleinen 

 Bezirk in beiden Spektren abgrenzen kann, und ein Nicohvhes Prisma als 

 Analysator. Dieses Prisma ist mit dem l'ei iii-ohrobjektiv in eine um 

 die Längsachse drehbare Hülse eingefügt, welche durcli zwei Hebel ge- 

 dreht werden kann. Zur Messung des Drehungswinkels x sind beide 

 Hebel mit je einem Xonius versehen, der an einem senki'echt stehen- 

 den, geteilten Kreis schleift. Die Kreisteilnnu besitzt rechts und links 

 einen Nullpunkt und ermöglicht eine Ablesung von Ol". Das (lesiclitsfeld 

 erscheint am hellsten, wenn die Nullpunkte des Nonius und <ler Krei.s- 

 teilung zusammenfallen. ' ) 



Von den beiden im Fernrohr übereinander sichtbai'en S|)ektren be- 

 stellt das dunklere Absorptionssix'ktrum aus nicht polarisiertem Licht, das 

 hellere Vergleichsspektrum aus polarisiertem Licht, lletrachtet man beide 

 durch das Fernrohr und dreht dabei das Vico/sche Prisma um seine .\chse. 

 so wird das Absorptionsspektrum immer gleich hell bleiben, das \ergleiclis- 

 spektrum am hellsten sein, wenn die Schwingungsebene des .V/<'o/schi'n 



^) Der von der Firma A. Kriiß in Hamburg gebaute .\pparat kostet mit Beob- 

 achtungslampe, Absorptionstrog und Stativ für letztern 650 M. 



