6o8 J. Biehringer. 



Prismas mit derjoni<ion des polarisierten Lichtstrahls zusammenfiillt , und 

 ausgelöscht werden, wenn beide Schwiniiungsebenen zueinander senkrecht 

 stehen. Es muli also eine Zwischensteliniig des analysierenden iN'i^co^schen 

 Prismas geben, in welcher beide Six'ktreii gleich hell erscheinen. Ist ,Jo 

 die Intensität des Lichtes, welches durch das Nicohdm Prisma bei T'arallel- 

 stellung der Schwingungsebenen des Lichtstrahles und des Prismas hindurch- 

 gegangen ist, J die Intensität des nicht polarisierten Lichtes, auf eine be- 

 stimmte Stelle der beiden Spektren bezogen, und ist eine Drehung des 

 Nicohchon Prismas um den Wiidvel -/ notwendig, um in beiden Spektral- 

 bezirken gleiche Helligkeit zu bekommen, so gilt, wie S (3;);') gezeigt, für 

 eine 1 cm dicke Schicht der absorbierenden Flüssigkeit J = Jo.cos2 7.. und 

 wenn .Jq = 1 gesetzt wird, 



J = cos 2 7.. 



Der Extiidvtionskoeffizient ist nach S. 629 gleich dem negativen Loga- 

 rithmus dieses Wertes: e = — log J = — 2 . log cos a. 



Fand z. B. Ilüfner l)oi der rntersuchuns!- einer Lösuiiti von Blutfarbstoff den 

 Winkel, um den das AVro/sche Prisma aus seiner Xullstellunir gedreht werden mußte, 

 damit gleiche Helligkeit in beiden Spektralbezirken vorhanden war, zu 6436" = 64" 21 5', 

 so ist der Extinktionskoeffizient = — 2 . log cos 64" 21-5' = — (0-2724570— 1) = 0-72754. 



Spektrophotometer von A. König und F. F. Martens (Fig. 568). 

 Die beiden zur Untersuchung dienenden Spektren werden hier in der Weise 

 erzeugt, dab der wagrechte Spalt durch Blenden in zwei bilateral verstell- 

 bare Hälften geteilt ist, welche mithin nel)eneinander stehen. Vor ihm 

 wird der 21 mm innere Länge besitzende Trog mit dem SchdzsoXww 

 Körper, gefüllt mit der zu prüfenden Flüssigkeit, derart aufgestellt, daß 

 vor die eine, z. B. die rechte SpalthiUfte der den Schulz^t\\^:n Körper ent- 

 haltende Teil, vor die andere, z. B. die linke Spalthälfte der nur von der 

 Flüssigkeit erfüUte Teil des Troges zu stehen kommt. Die innere Länge 

 des Troges ist 21mm, des Glaskörpers '20 mm; infolgedessen tritt das 

 von der Lichtquelle kommende Licht in die rechte Spalthälfte fast un- 

 geschwächt ein, da es nur eine 1 um/ dicke Flüssigkeitsschicht durch- 

 läuft, in die linke Spalthälfte hingegen, nachdem es die um 20 mm dickere 

 Flüssigkeitsschicht durchstrahlt hat und durch die Absorption in ihr ge- 

 schwächt ist. Die beiden miteinander zu vergleichenden Strahlenbündel 

 gelangen in den Kollimator 7i, um dort durch eine achromatische Sammel- 

 linse, in deren Brenni)uukt der Spalt liegt, parallel gemacht zu werden 

 und dann in das Flintglasprisma des Spektroskops, worin sie spektral zer- 

 legt wei'den. Die brechende Kante dieses Piismas steht hier nicht, wie 

 gewöhnlich, lotrecht, sondern wagi-echt, so dab die durchgehenden Strahlen 

 nicht, wie sonst, seitlich, sondern nach oben abgelenkt und in das schräg 

 nach oben gerichtete Beobachtungsrohr gerichtet werden, i) Dieses enthält 



') Diese Art der Anordnung l)ietet den Vorteil, daß der ganze Apparat viel 

 handlicher und fi'ir die Untersuchung bequemer wird, weil man ins Beobachtungsrohr 



schräg nach unten schaut. 



