Optische l'ntersucluingsmethoden. 



6;;9 



l-'ig. 568. 

 SpektralphotoraetiT von Köiiii/ und Mitiieits. 



Vor dem wagrechten Doppelspalt, der (huch die danilier befindliche Mikrometer- 

 schraube S bilateral verstellbar ist, befindet sich der Trog mit der Absorptionsflüssigkeit 

 und dem Schulzi^chQn Glaskörper, welclier vor die eine Spalthalfte zu liciren kommt. 

 Das Licht gelangt in den Kollimator K und dann in das. in der Trommel befindliche Dis- 

 persionsprisma. Das Beobachtungsrohr R ist mittelst der Mikrometerschraube M um 

 die Achse d zu drehen, wodurch mau Licht von verschiedener Wellenlänge ins Ge- 

 sichtsfeld des Okulars l)ringen kann. Das Beoliachtuntrsrohr entliält das WolUtnlon- 

 sche Prisma, das Zwillingsprisma und das analysierende A'/Vo/scho Prisma, das zusammen 

 mit dem Teilkreis G gedreht wird. Die Stellung des letzteren wird durch dii' dreliliare 

 Lupe L abgelesen. Um das Auge des Beschauers vor dem Lichte der BeleuciitunL'slampe 

 zu schützen, ist über das obere Ende des Beobachtungsrohres ein Lichtschirm gesteckt, 

 an dessen Unterseite man zweckmäßig eine kleine Glühlampe zur Ablesung des Teil- 

 kreises anbringt. Ein zweites beigegebenes Okular () dient nach Abnahme des Teil- 

 kreises und des AVcoZschen Prismas zum Justieren des Apparate'^. ') 



zunächst ein Wollaston^ohQ.^ Prisma aus Kalk.^^pat -). wolchos jcdon der 

 beiden eintretenden Strahlen in zwei senkrecht aut'einaiHh'r |)olarisierte 

 Stralilen spaltet, so daß nun vier Spalthilder entstehen, wovon zwei 

 senkrecht, zwei waizrecht polaiMsiertes Liclit enthalten. Diese vier Strahlen 

 werden weiter durch ein /willini:s|)i-isnia ireleitet. Letzteres besteht aus 



') Preis des von der Firma Franz Schmidt i\; Ilaensch ireliautcn Pliotonietcrs .'itKlM. 



-) Das Woll(isfon'io\\c. Prisma zerlegt einen dinchu'elienden Lichtstrahl, wie der 

 ursprüngliche Kalkspatkristall, in zwei senkrecht aufeinander polarisierte Stralilen. nur 

 daß diese weiter voneinander abgelenkt werden. 



