^540 J- Biohringer. 



zwei keilfönnifion . rechtwinkli^ion Prismen , welche so miteinander ver- 

 kittet sind, daß sie ein cinzities dachförmiges I'risma bilden, dessen schiefe 

 Flachen gegen das WoJ/dsfou^^dw l'risma gerichtet sind: die Kante, in 

 der beide Prismen znsammenstüijen, steht vertikal nnd senkrecht zur Ivohr- 

 achse. In diesem Zwillingsprisma werden die vier Strahlenl)Undel aber ohne 

 Änderung ihrer Schwingungsrichtung, noch einmal in je zwei Strahlenbiinihd 

 zerlegt, so dali im ganzen acht Strahlenbündel, vier lotrecht und vier wag- 

 recht schwingende, vorhanden sind, welche acht Spektren erzeugen. \<n\ 

 diesen Strahlenbiindeln werden die zwei zentral liegenden, entgegengesetzt 

 schwingenib'n lUinch'l. von denen der eine infolge der besonderen Konstruk- 

 tion der i)]-('chen(len Mittel von der rechten Spalthiilfte kommt und durch 

 die links liegende Hillfte des Zwiüingsprismas gegangen ist, der andere 

 von der linken Spalthälfte her eintritt und die rechte Hälfte des Zwillings- 

 prismas passiert hat. durch Einfügung eines Okularspaltes herausge- 

 schnitten. Ein von dieser Stehe aus gegen das ZwilUngsprisma blickendes 

 Auge wird infolgedessen die rechte und linke Hälfte des Gesichtsfeldes 

 durch Licht von verschiedener Schwingungsrichtung erhellt, und zwar, weil 

 dieses Licht je von einer Spalthälfte stammt, also ungleich dicke Flüssig- 

 keitsschichten durchlaufen hat, verschieden heU sehen. Schaltet man zwi- 

 schen den Okularspalt und das Auge ein Mco^sches Prisma ein, so er- 

 scheint bei einer bestimmten Stellung dieses die eine Hälfte des Gesichts- 

 feldes, bei einer Drehung um 90" die andere dunkel; bei einer zwischen 

 l)eiden liegenden Stellung, welche an einem Teilkreis abzulesen ist, werden 

 beide Hälften gleich hell erscheinen; ihre Trennungslinie wird verschwin- 

 den. Aus dem abgelesenen Drehungswinkel y. . den man von der Stellung 

 des Nicols aus zählt, bei welcher die rechte Hälfte dunkel erscheint, lälit 

 sich dann das Schwächungsverhältnis berechnen nach der Form elJ/Jo = tg-a, 

 und wenn Jq = 1 gesetzt wird, J = tg^ x. 



Dei- Extinktionskoeffizient ist gleich dem negativen Logarithmus 

 dieses Werts, wenn bei der Schichtdicke = 1cm, und gleich dem halben 

 Wert des Logarithmus, wenn bei der Schichtdicke = 2 cm beobachtet wurde. 



Um die Messungen mit Licht von verschiedener Wellenlänge aus- 

 führen zu können, ist das Beobachtungsrohr um eine wagrechte Achse 

 drehbar; die Einstellung auf die verschied(^nen Spektralbezirke geschieht 

 mit Hilfe einer unter dem Fernrohre angebrachten Mikrometerschraube M. 

 Die Handhalmng des Instrumentes und die Ablesung ist infolge der beson- 

 deren Konstruktion sehr be(|uem. 



Eine weitere Verbesserung hat die Beleuchtungsvorrichtung durch 

 F. F. Martens erfahren. Eine größere Lichtquelle kann in ihren einzelnen 

 Teilen leicht And<'rungen der Helligkeit zeigen, wodurch natürlich die Ein- 

 stellung l)eider Hälften des (Gesichtsfeldes auf gleiche HeUigkeit, die jeder 

 Messung einer Absorption vorangehen muß, und die Messung der letzteren 

 selbst in Mitleidenschaft gezogen wird. Es ist daher nötig, denselben Bezirk 

 der Liciitquelle zur Beleuchtung beider Spalthälften zu verwenden. Dies 

 geschieht durch Einschalten eines Beleuchtungsspaltes und einer Kombination 



