Optische Untcrsuchungsinethodcn. 



M'} 



Kill anderes Verfahren hat 187«) 0. Hcluicr vor^esdilaLM-n, iiich-ni 

 er die zu prüfende Lösunij- und die \'er^leichslösini^r in zwei ^deich weite 

 und gleich graduierte Zylinder mit Ai)fhir.haiiii am Hoden his zur seihen 

 Höhe einfüllt (Fig. ■ÜO) und die dunkler gefärbte Flüssigkeit ahzapft. his 

 in beiden ZyUndern gleiche Färbung beim schrägen Diirchscdien von oben 

 vorhanden ist. L'm nicht gegebenenfalls zu ungleiche Flüssigkeitshöheii mit- 

 einander vergleichen zu müssen, ist es gut. die Vergleidislösuni: von sohdicr 

 Konzentration zu bereiten, daü ihre Färl)uug nicht zu 

 stark von derjenigen der anderen Lösung abweicht. 



Kolorimeter. Die bisher betrachteten Arten 

 der Vergleichung leiden an dem großen Übelstande, 

 daß man die beiden Lösungen mudieinander be- 

 trachten muß, wodurch man kleine rntei-schiede im 

 Farbenton leicht übersieht. Fine genaue \'ergleichung 

 ist erst dann möglich, wenn die l)eiden Objekte 

 gleichzeitig und unmittelbar nebeneinander beo- 

 bachtet werden können. Dies wird dadurch erreicht. 

 dal't man die Lichtstrahlen , welche durch beide 

 Lösungen hindurchgegangen sind . durch Uefle.xion 

 an Spiegeln oder in Prismen nei)eneinan(ler in das 

 (resichtsfeld einer Lupe bringt. Die hierzu dienen- Fig.s-o. 



den Instrumente heißen Kolorimeter. 



Das Kolorimeter von C. H. Wol//' (IX^Ü). Fs besteht (Fig. öTl und 

 572) aus zAvei der eben genannten graduierten Zylinder ^ und i^ mit .\i)- 

 laßhahn am Boden. Sie müssen genau gleiche lichte Weite und dabei einen 

 ziemlich großen Durchmesser haben, damit der Flüssigkeitsmeniskus nicht 

 stört. Als Boden ist eine planparallele Glasplatte mit Hilfe einer Messing- 

 fassunii' angesetzt. Die Kalibrieruu"' beuinnt vom r.od(Mi aus und mub an 

 beiden Zylindern genau in derselben Weise dui'chgefiüirt sein, so daß gleiche 

 Teilstriche auch in gleichem Abstand vom Boden sich befinden. Sie wenh'u 

 nel)eneinander auf einen ^lessingtisch mit zwei Löchern gestellt, worunter sich 

 ein verstellbarer, breiter Spiegel 6* befindet: er reflektiert das auf treffende, 

 natürhche oder künstliche Licht (Auerlicht), in die Zylinder, wehdie die beidi'U 

 Lösungen, die zu untersuchende und die \'ergleichsflüssigkeit. aufm-hmen 

 sollen. Senkrecht über jedem Zylinder befindet sich, in die Metallfassung ein- 

 gelassen, ein unter einem Winkel von 400 ]]in-\^ außen geneigter Spiegel. Die 

 aus beiden Flüssigkeiten kommenden Strahlen werden diircii diese S|)iegel auf 

 ein mittleres Spiegelpaar reflektiert, zwei unter einem rechten Winkel gegen- 

 einander gestellte Spiegel, wekdie die Lichtstrahlen schließlich nach oben in 

 die Lupe £" werfen. Das Gesichtsfeld der letzteren ist also in beiden Hälften 

 durch Strahlen beleuchtet, welche durch die entsprechenden Flüssigkeitssäulen 

 gegangen sind; der Hand der unter ilO" zusammengesetzten, mittleren Spiegel 

 erscheint als scharfe Trennungslinie zwischen beiden. Statt der zwei Paar 

 Spiegel können auch in den Ai)parat zwei Iiefle\i(>nsi)rismen J> eingesetzt 

 werden, an deren Wänden dann die zweimalige llefle.xion stattfindet. 



