648 



J. IJicli ri 11 ixcr. 



wolchos durch die erste Flüssiij'keitssäule i^ciianuen ist ; durch den uiitt- 

 lercu. dui-clisiclitiiion Teil des Spiegels erhält es dag-ei^en Licht, \velches 



voui hinteren Spiei^el konniit. 

 mithin die zweite Flüssig-keits- 

 säule durchsetzt hat. Es sieht 

 also im ( )kular einen von Strahlen 

 aus der zweiten Hüssigkeit er- 

 leuchteten Kreis, welcher sich von 

 dem, durch die Strahlen aus der 



Fig. 573. 



Koloriraotor nach Doinimi-Kühler. 



fig. 574. 

 dang diT Strahlen im Kolorimeter nach DniDirn 



Die heiilcii Gl;isz\ linder b und // stehen auf einem Tischchen über zwei Löchern, 

 durch welciu' Licht vdii den verstellbaren, aus Matt- oder Milchglas bestehenden Be- 

 leuchtuiiii-sspiegelii c fällt. Sie \verden durch die federnden Bügel d festgehalten und 

 können durch Drehen des Tischchens miteinander vertauscht werden. \) Zu diesem 

 Zwecke ist das Tischchen mit dem, um das Stativ drehbaren Mittelrohr fest verbunden, 

 welches durch Drehen der Schraube a' gelöst oder festgemacht werden kann. Die 

 Triebschraube a. welche auf eine Zahnstange wirkt, dient dazu, das Tischchen mit den 

 Zylindern beim Drehen zu senken und dann wieder in die optische Einrichtung bei // 

 lichtdicht einzuschieben. Die Zylinder tragen am unteren Ende zwei Stutzen / und l-. 

 von deiioii der eine durch einen kurzen Gummischlauch mit Quetschhahn geschlossen. 

 der andere durch einen längeren, einen Quetschhahn tragenden (iummischlauch mit dem 

 Xiveaugefäß l verbunden wird, das am Gestell m verschoben werden kann. Die Zylinder 

 sind ferner von einer Schutzhülle umschlossen ; an ihr können durch Drehen des 

 Ringes c zwei einander gegenüberliegende, senkrechte Schlitze zur Deckung gebracht 

 werden, wobei zugleicli die bis \1() min gehende Teilung auf den Zylindern sichtbar 

 wird. In den oberen, mit einem Deckel verschlossenen Kasten sind hintereinander die 

 beiden Spiegel /',/■ eingesetzt, welche mittelst Schrauben gestellt werden können und das 

 dui'ch die Zylinder gegangene Licht ins Beobachtungsrohr // reflektieren. Die Be- 

 schickung der beiden Zylinder geschieht wie beim Wolffichen Kolorimeter, das Ab- 

 lassen der stärker gefärbten Lösung durch Senken des Niveaugefäßes l. Man stellt 

 auf gleiche Helligkeit des Gesichtsfeldes ein, schließt den über den Gummischlauch 

 gezogenen Quetschhahn und liest ab. Dann vertauscht man beide Zylinder durch 

 Drehen des Tischchens, läßt den vorderen nochmals etwas ab, bis wieder Gleichheit 

 des Gesichtsfeldes vorhanden ist, liest ab und nimmt das Mittel aus lieiden Werten. 



') Dadurch ist es möglich, Beobachtungsfehler und Ingleichheiteii der optischen 

 Einrielitung auszuschalten. 



