Optische Untcrsuchun<.'snietho(leu. <',ÖI 



Schicht falk'iuK' Anteil nach der Seite rcflckticit wird und x) in das I'.c- 

 obachtiiiii-srohr i>ehuigt. Das (iesichtsfold dos letzteren zei^^t mithin ein 

 zentrales Feld, dessen Licht die zu untersuchende Flüssi<,'keit duichlaut'en 

 hat, unii^eben von einem l'eld. dessen Licht aus der \'erj,'leichsfliissi<;keit 

 kommt. Man stellt durch Verschieben der Tauchröhre auf jrleiche llelli-rkeit 

 beider Felder, d.h. auf Verschwinden der (irenzlinie zwischen beiden, ein 

 und liest die Höhe der Veriileichsflüssiiikeit an dem Mailstaix'. lim^'s dessen 

 der den Tauchzylinder traL>ende Halter be\ve<:t wird. ab. Die .Sdiichtdicke 

 der untersuchten Flüssiiikeit erhalt man durch Messen der inneren Läiijre 

 des Trogs. Die Berechnung ist die bekannte.') 



Die Genauigkeit der auf kolorimetrischem Wege erhaltenen Krgeb- 

 nisse ist verschieden je nach der Farbe und Lichtdurchlässigkeit der zu 

 untersuchenden Lösungen. Auch das Auge des Beobachters spielt dabei 

 eine Rolle; es darf nicht durch zu lange fortgesetzte Beobachtungen er- 

 müdet sein und nicht durch anderweitiges Licht beeinllulit werden, wes- 

 halb man dieses, auch das Licht dei- Bieobachtungslampe, möglichst fern- 

 halten muß. 



Ein w^eiteres Mittel, die Empfindlichkeit der Eiustelbmg und damit 

 die Schärfe der Ergebnisse zu erhöhen, besteht darin, dall man vor dem Auge 

 ein passend gefärbtes Strahleufilter, eine (Uasplatte odei- eine Platte 

 aus Gelatine, einschaltet, welches mit der Farbe der Flüssigkeit eine geeig- 

 nete Mischfarbe gil)t; es treten dann bei ungleicher Helligkeit auch Farben- 

 unterschiede in beiden Hälften des Gesichtsfeldes auf. welche vom Auge 

 leichter wahrgenommen werden, als bloße Helligkeitsunterschiede. Hat man 

 z. B. bei einer blauen Flüssigkeit einen gelben Schirm eingeschaltet, so 

 daß ein neutrales Grün entsteht, so wird, wenn die blaue Flüssigkeit zu 

 niedrig wird, der Farbenton mehr gelbgrün, wenn sie zu hoch ist. nndir 

 blaugrün erscheinen-) u. dgl. m. 



In besonderen Fällen, wo die Herstellung einer \'ergleiclislösuni:- mit 

 Schwierigkeiten verbunden ist, kann man sich auch in der Weise helfen. 



M Preis des von Fritz Köhler in Leipzig- gehaiiten Apparates 17.') .M.. der Aiier- 

 lampe 20 M. 



-) Für die Herstellung dieser farbigen Gclatineschirme geben If. < Kit mild und 

 B. Luther in ihrem „Hand- >ind Hilfsbuch zur Ausführung plivsikD-cheiniseher Mes- 

 sungen" (2. Aufl., Leipzig 1902. S. 24S) folgende Vorschrift: Man hiüt farblose tielatine 

 einige Stunden in kaltem AVasser (luellen, gießt das (ilierscliüssige Wasser ab, schmilzt 

 im Wasserbade und setzt einen wasserlöslichen Farbstoff zu , der für die betreffende. 

 kolorimetrisch zu untersuchende Flüssigkeit sich besonders eiiruct. Oann werden 

 Spiegelglasplatten mit einer Lcisung von Wachs in Äther abgerieben, wagrecht hin- 

 gelegt und mit der gefärbten Gelatine, der man vorteilhaft etwas (Uyzerin zusetzt, 

 i— 2 mm hoch bedeckt. Nach dem Trocknen, das mehrere Tage dauern kann, werden 

 die Platten von der Unterlage abgezogen und auf kleine Rahmen von Pappe «uler Zinkblech 

 gespannt, die man auf das Okular des Kolorimeters legt. Oder man nberzieht kleine 

 Glasplatten mit einem Kollodiumhäutchen, das mit dem in Alkoliol gelösten Farbstoff 

 gefärbt ist, natürlicli aber auf der Glasplatte sitzen bleiben muH. 



