Optische Untersuclimigsmethoden. 



(•).').•; 



=^ 



Fig.577. 



Polar isationskolorimeter 

 nach KriiJJ. 



Fig. 578. 



(ianp der Strahlen im Polarisationskolorinietcr 

 nac'li KriiJ.'. 



Die Beschicktin'^- dos Apparates mit tler zu uiitersncheiuhMi L'isunjr wml di-r 

 etwas schwächeren Yergleiclislösung ist dieselbe wie beim iro?//scheii Kolorimeter. Hin- 

 gegen ist die optisclie Einrichtung so getroffen, daß die durch beide FliissigkeitssäukMi 

 hindurchgehenden Strahlen, wie im Texte ausführlicli erläutert ist , in ptdarisiertes 

 Licht von entgegengesetzter Schwingungsrichtung verwandelt werden, wcdclie nebenein- 

 ander ins Beohachtungsrohr gelangen. Beide Gesichtshälften des letzteren erscheinen 

 verschieden hell. Durch Drehen des AVco^schen I*rism;is .V werden sie auf gleiche 

 Helligkeit gebracht. 



total reflektiert, so dali nur <ler aiirKMoidriitlicJu' Stialil y. das rrisma ^^-rad- 

 linig durchsetzt und uadi oben ins IJeohaclituniisiolu weiterizclif. ["hw der 

 zweiten flüssii^keitssäule in i? ist ein halbes rechtwinkliizcs I\alks|i;it|irisiiia /.' 

 von gleichem Winkel, ein sogenanntes /)o/7sches l'iisnia, angebracht, dessen 

 Hypotenusenflache fc der diagonalen 'rrennniigsfl;iche des rr7«».scheii Tris- 

 mas parallel liegt. \on i\^\\ aus der Flüssigkeit li kommenden Strahlen wird 

 auch hier durch eine Blende m ein schinales HiiiuUd herausgeschnitten, das im 

 Doveschen Prisma ebenfalls in einen ordentlichen und aulUMordeiitliclnMi Strahl 

 zerlegt wird. Der letztere geht .senkrecht nach olieii dmcli und wird absor- 

 biert; der ordentliche Strahl [i hingegen wird an der llvixiteiiiisenfliiche 

 derartig reflektiert, dali er in (hx^ daneben l)cfindliclie (il(ni<i-\\v rri<ma ein- 



