Optische Untersuchungsmetbodon. t;;)7 



Konzentration in den zwei verschieden hohen riüssi^kcitssciiichten ^dcich 

 geworden ist, in den beiden krcnzweis gestellten Feldern inclit l)loi; gleiche 

 Helligkeit, sondern anch dieselbe, natürlich von Fall zu Fall wccliselnde 

 Farbe auf.i) 



Während bei dem früher beschriebenen Kolorinieter vim JF'*///" 

 nur bei gleicher HeUigkeit beobachtet wird, erfolgt hier die Einstellung 

 außerdem auf dieselbe Farbe; dadurch aber können noch Konzentra- 

 tionsunterschiede leicht erkannt und gemessen werden, welche bei jenem 

 kaum bemerkbar sind. ' ) Das Polarisationskolorimeter ermöglicht mithin 

 eine viel schärfere Bestimmung von Konzentrationen als das Kolorimetei- v(in 

 Wolf. Die Berechnung ist die gleiche. 



Beispiel: Die kolorimetrische Bestimmung einer Lösung von Nickelsiilfat wurde 

 in folgender Weise ausgeführt. Während die Vergleichslösung, welclie im Kubikzenti- 

 meter 0025 (/ Salz enthielt, in einem Zylinder auf dem Teilstrich 100 stehen blieb, mußte 

 die zu untersuchende Lösung im anderen Zylinder auf den Teilstrich 50' 1 abeolassea 

 werden, damit iu je zwei kreuzweis gelegenen Feldern die gleiche Farl»e (Fleisclirot 

 und Violettrot) und Helligkeit auftrat. Ist c die Konzentration der Vergleichsiösung, 

 h ihre Höhe und andrerseits c' die Konzentration und h' die Höhe der zu prüfenden 



Lösung, so gilt (S. 643) c' = c . ;^, = 0-025 . ^ = 00499. 



W DU i 



1 cm^ der untersuchten Lösung enthielt also nach der Analyse 00499 y Nickel- 

 sulfat, in Wirklichkeit O-QöOOr/. 



') Preis des Apparats, welcher von der F'irma A. Krüß in Hamburg gebaut wird, l'.K)NL 



Abderhalden, Handbuch der biochemischon Arbeitsmethoden. I. *-* 



