Kalorimetrische Verbrennung. (;.')<) 



I. Das Prinzip der kalorimetrischen Verbrennung nach Berthelot. 



Das Trinzip ist dcas foliioiide: Die in eine {jjeeif^nete Form {rebriichte 

 Substanz wird in einer mit konipriniiertcni Sauerstoff ^^efüllten lionihe 

 durch eine entsprechondo Vorrichtunu- ( Kurzschlielicn eines elektrischen 

 Stromes) angezündet und zum fast momentanen X'erhrennen ireliracht. 

 Durch die entstandene Wärme wird die Bombe sowie auch das Wasser, 

 in dem sich die Boml)e im Kalorimeteroeial) befindet, erwärmt. 



Kennt man die Wärmemenge, die notwendig ist, um die Temperatur 

 der Bombe im Kalorimetergefäl) um 1" zu eihöhen (..Was.serwert (h-r 

 Bombe"), und ist die Menge des Wassers im Kalorimetergefäl) bekannt, 

 so läßt sich — bei entsprechender Berücksichtigung der rmgebuntistem- 

 peratur — die Menge der bei der \erbrennung entstandenen Wurme 

 berechnen. 



II. Die zur kalorimetrischen Verbrennung nötigen Einrichtungen 



und Apparate.*) 



1. Der Kalorimeterraum. Die kalorimetrischen Verbrennungen 

 werden am zweckmäßigsten in einem Zimmer ausgeführt, das keinen irroßen 

 Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und soweit als möglich auf einer 

 ständigen Temperatur von ca. 20" C erhalten werden kann. Keinesfalls darf 

 das Kalorimeter von Sonnenstrahlen, von strahlender ( »fenwärme oder von 

 kalter Straßenluft direkt getroffen werden. Auch soU der Kalorimeterraum 

 zu gar keinem anderen Zwecke verwendet werden. 



2. Das Kalorimeter (Fig. 581) hat folgende Bestandteile: 



a) Den Behälter. Dieser ist nach Art eines großen, unten ver- 

 schlossenen Hohlzyhnders gebaut, ist ca. 46cw hoch, hat eine lichte Weite 

 von 25 cm und eine W\inddicke von 15 cw. Diese W\ind trägt außen eine 

 Schutzhülle Ä aus dickem Pilz und besteht eigentlich aus zwei ineinander ge- 

 schachtelten Holilzylindern. Durch aus Kupferblech angefertigte Scheidewände 

 werden zwei Hohlräume von ringiörmigem Querschnitt voneinander getrennt, 

 deren äußerer, B, mit Wasser, der innere, C, mit Luft angefüllt ist. Der Wasser- 

 raum 5 ist oben durch zwei kleine, kreisrunde Öffnungen zugängüch, die zur 

 Aufnahme von Thermometern dienen; D ist eine kreuzförmige linterlage aus 

 einem W'ärmeisolator (z. B. Vulcan-Fiber) und hat eine entsprechende \'er- 

 tiefung zur Aufnahme des Kalorimetergefäßes P; durch die rnterlage /) 

 soll dieses auch nach unten durch eine Luftschicht isoliert .sein, /um oberen 

 Abschluß des Hohlraumes dient ein kreisrunder, in zwei Hälften ge- 

 schnittener Deckel aus einem Wärmeisolator: beide Hälften traiicn an den 

 einander zugekehrten Flandern je drei Ausschnitte, die. wenn der heckel 



^) In der mm folgendcu Beschreibung halten wir uns genau an ilie von uns im 

 pathologischcu Institut der rniversität sowie in der tierphysiologischen Versuchsstation 

 beiuitzteu Apparate, die teils von Ilugersiioff in Leipzig und von l'etei-s in Hrrlin bezogen 

 wurden, teils nach Angabe des Herrn Prof. Taiif/l vom Mecliauiker Junkuntz in Budapest 

 gebaut wurden. Letztere weisen manche Verbesserung auf. 



42* 



