662 



P. Häii und St. Weiser. 



leituüfj eben plötzlich diirchbrennt. (Über /üiuldraht siehe weiter unten 

 nnter Nr. 4.) Die Stromschlieltuno' erfolg-t durch Niederdrücken des Tasters 0. 



Eine Abzweitiunii' der Leituni»' tühi't zur kleinen, ol)erhalb der Lupe 

 befindUchen Glühlampe; der SchlielJuug dieses ^tromzweiges dient der 

 Taster ^V. 



8. Thermometer. Es werden in \/ioo-Grrade geteilte, genau geeichte 

 Thermometer verwendet; am besten ist es, sich der Bechnan?tiid\Qn 

 Thermometer mit einem Skalenbereich von ca. 5" C zu bedienen und die 

 Eichung durch die Physikalisch-technische Reichsanstalt (Charlottenburg 

 bei Berlin) besorgen zu lassen. 



Jäf/er und Stemwehr^) bedienen sich zur genauen Bestimmung des 

 Temperaturganges in der Vor- und Nachperiode (siehe weiter untenj so- 

 genannter l'latinthermometer. 



4. Die kalorimetrische Bombe (Fig. 582) hat einen Fassungsraum 

 von ca. 230 cm'^ und ein Gewicht von ca. 2*5 kg. (Die Firma Hugershoff 

 in Leipzig konstruiert auch kleinere Bomben von einem Gewichte von 1 kr/ 

 und einem Fassungsraum von 60 cm^; zu dieser Bombe gehört auch ein 

 entsprechend kleineres Kalorimetergefäß.) Die Bombe ist aus Gußstahl ge- 

 dreht und entweder an der inneren Oberfläche mit einer aus Email bestehen- 

 den Schutzschichte überzogen oder aber mit einem Einsatz aus Platin 

 oder aus Kupfer versehen und im letzteren Falle an der inneren Ober- 

 fläche vergoldet. Die Bestandteile der Bombe sind die folgenden: Ä ist der 

 Tiegel oder liezipient mit der schützenden Schichte B; C ist der Bronze- 

 deckel, der an der unteren Fläche mit dem schützenden Platinblech D 

 belegt ist. Der Deckel ist mit dem Bleiring X versehen, welcher einen 

 hermetischen Verschluß der Bombe ermöglicht. 



E und F sind die Ventüe, die dem Einfüllen des Sauerstoffes resp. 

 dem Entleeren der (xase dienen. Sie sind bei W durch Asbest gedichtet 

 und mit den Platiniridiumspitzen U und U versehen, die sich nicht leicht 

 abwetzen und auch den Säuredämpfen widerstehen. 



Der Sauerstoff tritt bei geöffnetem Ventile E durch die Öffnung G 

 und Platinrohr / ein; nach vollzogener Verbrennung treten die Gase bei 

 geöffnetem Ventil F durch die Öffnung H aus. K ist ein Platinstab, der 

 von unten in M eingeschraubt ist; il/wird oben von der Schraube F auf- 

 genommen, die oben in den Stift S endet. KMF S ist die eine Elektrode, 

 die in ilu'em Verlaufe durch den Deckel von diesem (durch das Ghmmer- 

 blättchen iV, durch die Ebonithülse Q und durch den Elfenbeinring V) 

 vollständig isoliert ist; / und S' bilden (durch den Körper des Deckels, 

 durch die Schraube T' und durch das Ventil E miteinander leitend ver- 

 bunden) die andere Elektrode. Zwischen beiden ist der dünne Platindraht 1' 

 ausgespannt, an welchem ein Baumwollfaden Z liefestigt ist. 



I 



') W. Jäficr und //. /;. Stcinivelir, Erhöhuiisr dor kalorimetrischen Meßgenauigkeit 

 durch Anwendung von Platinthermometern. Verhandig. d. Deutschen physik. Gesellsch. 

 Jg. 5. Nr. 20 (1903). 



