664 r. Ili'iri und St. Weiser. 



An Stelle des Platiiidi-ahtes und des Züudfadens kann auch feiner 

 Eisendraht (IJhimendraht) verwendet werden, der, spiralifi' aufgewunden, 

 zwischen K und / so befestigt wird, daß er mit der nach unten konvexen 

 Krüniniung die zu verbrennende Pastille berülirt. 



Das untere Ende von A' ist zu einem IMng geformt, in dem das 

 riatinschälchen L ruht; dieses nimmt die zu verbrennende Pastille auf. 



Die ursprüii'jliche 7yr;-//(f7o^sclie ') Bombe liatte einen starken Platiiieinsatz, wozu 

 sehr viel l'Iatin nötig war; der Deckel wurde durch eine Überwurf sschrauhe niederge- 

 halten. In die Bombe führte bloß eine Bohrung; zwei Elektroden, die den Deckel durch- 

 setzten (davon eine aber vom Deckel isoliert war), dienten zur Stromführung. 



HcmpcT') konstruierte eine wesentlich kleinere Bombe, in der bei einem Druck 

 von 12 — 15 Atmosphiiren verbrannt wurde; sie hatte weder einen l'latineinsatz, noch 

 war sie ursprünglich innen emailliert. 



Mahler*) ersetzte den teueren Platiiieinsatz durch Emaillieren der Innenfläche; 

 er vereinigte Deckel und Überwurfsschraubc zu einem Stück; von ihm stammt auch der 

 zur Dichtung des Verschlusses dienende Bleiring. 



Kröker^) ließ durch Peters in Berlin die Verstärkungsleiste am Deckel anbringen; 

 desgleichen eine zweite in den Bombenhohlraum führende Bohrung mit dem angesetzten 

 langen l'latinrohr; ferner die seitlichen, am Deckel mündenden Abzweigungen der Boh- 

 rungen, die mit Hilfe des laugen Platinrohres zum Durchsaugen von Luft und dadurch 

 zur Bestimmung des wiihrend der Verbrennung gebildeten AVassers dienen sollten. Schließ- 

 lich brachte er auch die Platiuiridiumspitzen an den Ventilen an. 



Von Langbein*) rührt der Platinbelag an der unteren Deckenfläche her. 



5. Vorrichtung zum Schließen und Öffnen der Bombe. In 

 Fig. 583 ist eine Spannvorrichtung im vertikalen (A) und im horizontalen (B) 

 Durchschnitt abgebildet, durch welche die Bombe fixiert wird, um mit dem 

 Schlüssel (C) geschlossen oder geöffnet werden zu können. 



6. Der Sauerstoff üllapparat. Seine Konstruktion, die aus Fig. 584 

 leicht ersichtlich ist, gestattet eine vollständige Ausnutzung der käuflichen 

 Sauerstoffzylinder, indem bei nahender Erschöpfung des einen Sauerstoff- 

 zylinders , wenn also der Druck von 25 Atmosphären nicht mehr zu er- 

 langen ist, die Bombe erst aus diesem Zylinder auf den geringeren, dann 

 aus dem anderen vollen Zylinder auf 25 Atmosphären gefüllt wird. 



7. Die Pastillenpresse. Da die zu verbrennende Substanz — in 

 Pulverform angezündet — unfehlbar zum großen Teil unverbrannt zer- 

 stieben würde, müssen aus ihr Pastillen gepreßt werden. Dies geschieht 



^) Berthelot, Methode pour mesurer la clialeur de combustion des gaz par d^to- 

 nation. Ann. de chim. et de phys. Sörie V. T. 23. p. 160 (1881). Ferner: Berthelof et 

 Vieille, Nonvelle nu'tliode pour mesurer la chaleur de combustion du charbon et des 

 composös organi([ues. Ann. de chim. et de phys. Serie M. T. 6. p. 546 (1885). Ferner: 

 Berthelot et Vieille, Sur les chaleurs de combustion et de formation des carbures d'hy- 

 drogene solides. Ann. de chim. et de phys. Sierie VI. T. 10. p. 433 (1887). Ferner: Bcr- 

 theolot et liecoura, Sur la mesure des chaleurs de combustion. Ann. de chim. et de 

 phys. S^rie VI. T. 13. p. 289 (1888). 



*) Nach II. Langbein (siehe Note 4). 



') Konrad Kroker, Zur kaloiinietrisclien Heizwertbestimmung. Zeitschr. f. angew. 

 Chemie. S. 111 (1901). 



*) II. Langbein, Chemische und kalorimetrische Untersuchung von Brennstoffen. 

 Zeitschr. f. angew. Chemie. S. 1227 ff. (1900). 



