670 !"• Il^'i'i i""l ^^- Weiser. 



Das Kalorimetergefäl). in iUis die Bombe iiiittolst freier Hand oder 

 mittelst eines Hakens versenkt wurde, wird nun in den Behälter unterge- 

 bracht, der lUilirer so über die Bombe i>esclioben. dai^ die durch seine 

 Blätter freigelassene vertikale Rinne nach vorne — gegen den Beobachter — ge- 

 richtet sei und an das Triebwerk geschraubt; sodann wird die den elektri- 

 schen Strom zuführende Gabel mit beiden Zinken über die Bombenpole 

 geschoben und das Thermometer so eingesetzt, dab es — oben von der 

 Klammer festgehalten — in den erwähnten rinnenförmigen Baum von 

 allen Seiten frei zu hängen kommt, ohne die Bombe oder das Kalorimeter- 

 gefäß zu berühren oder vom Rühi-er geschleift zu werden. Der Quecksilber- 

 körper des Thermometers soll ungefähr in halber Höhe der Wassersäule 

 zu liegen kommen. 



Jetzt wird der Behälter auch von oben geschlossen und der den 

 Piührer bewegende Motor in Gang gesetzt, wobei die Hubzahl des Rührers 

 am zweckmäßigsten 50 pro Minute betragen soll. 



Sobald man erwarten darf, daß das ganze Wasser gut durchgemischt 

 ist und auch die B)Ombe dessen Temperatur angenommen hat — was in 

 der Regel nach 5 Minuten bereits der Fall ist — , kann man an den eigent- 

 lichen ^'ersuch herangehen. 



7. Die Verbrennung. Da aus der der Verbrennung folgenden Tem- 

 peraturerhöhung auf die gebildete Wärmemenge gefolgert wird, das Kalori- 

 meterwasser aber zufolge der erwähnten Unterkühlung nicht nur aus der 

 eben verbrennenden Pastille, sondern auch aus der Umgebung Wärme auf- 

 nimmt, muß die ]\lenge der auf letzterem Wege aufgenommenen Wärme 

 bestimmt werden. Sie läßt sich berechnen, wenn der Gang der Temperatur- 

 veränderung vor und nach dem Al)lauf der Verbrennung ermittelt wird; 

 zu diesem Behufe wird in einer sogenannten Vorperiode der Stand des 

 Quecksilberfadens von Minute zu Minute, am besten unter ^^erwendung 

 einer Minutenuhr i), genau notiert, wobei die Adhäsion des Quecksilbers 

 jedesmal durch leises Klopfen ü1)erwunden wird. Diese Vorperiode ist erst 

 beendet, wenn die Temperaturveränderung durch wenigstens 4 Minuten 

 hindurch gleichmäßig gewesen, d. h. der Unterschied zwischen je zwei Ab- 

 lesungen derselbe geblieben ist. Es soll nicht mehr als 2 — 3 Tausendstel- 

 grade betragen. 



Im Augenblick der letzten Ablesung der \^orperiode schließt man den 

 Zündstrom, indem man auf den Taster drückt und weiterhin ebenso, 

 wie in der Vorperiode, das Thermometer von Minute zu INIinute abliest. 



In der ersten Minute steigt das Quecksilber so rasch, daß man 

 höchstens die Hundertstelgrade ablesen kann; am Ende der zweiten Minute 

 lassen sich auch die Tausendstelgrade beobachten. Sobald der Quecksilberfaden 

 wieder zu sinken beginnt, ist diese sogenannte Hauptperiode beendigt. 



Nun hat man in einer Nachperiode die Temperaturveränderung 

 durch Aveiteres Ablesen von Minute zu Minute so lange zu verfolgen, bis 



^) Zu bezieben von Fr. Krumm, "Wien, MIT. 



