Kalorimetrisclio NCrlii-fiiniiiig. (;71 



man sich überzeugt hat, daß die Tenij)eratuiver:iii(l('iiiiiu wiech-r fiiic 

 gleichmät'iige geworden ist. Dies ist gewiihidich 4 .'> .Minuten nach (l.-m 

 Ende der Hauptperiode der Fall. 



Am zweckmäßigsten schreibt man die Ablesungen jeder l'eriode in 

 je eine vertikale Kolumne, wie im folgenden 15eis])iel. 



Temperaturablesungen (an einem Jifckmann-'VhonmmotQY} 



Zuweilen ist die Verbrennungswärme gerade hinreichend, um das ab- 

 gekühlte Wasser auf die Temperatur der Umgebung zu bringen. In diesem 

 Falle wird das Quecksilber in der Nachperiode Minuten hindurch auf der- 

 selben Höhe verharren. Ein anderes Mal kann es durch eine stärkere Futer- 

 kühlung oder, wenn aus technischen Gründen nur wenig Substanz ver- 

 brannt werden konnte, dazu kommen, daß die Temperatur des Wassers 

 auch in der Nachperiode noch weiter ansteigt. Als erste Ablesung der 

 Nachperiode tragen wir in diesem Falle diejenige Ziffer in eine neue 

 Kolonne vor, von der angefangen der Anstieg nur mehr in ganz geringem 

 Ausmaße stattfindet. 



8. Beendigung des Versuches. Nach beendeter Nachperiode wird 

 der Motor zum Stehen gebracht und, um die Gradwertkorrektion (siehe 

 weiter unten) an der Thermometerablesung (falls ein Bir/i>n(Hin<vhe^ 

 Thermometer verwendet v.urde) anbringen zu köriinMi. die Temperatur 

 des Kalorimeterwassers mit 1" C Genauigkeit gemessen, das Thermometer 

 herausgenommen und versorgt, die stromzuleitende Gabel von der Bombe 

 gelöst, der Bührer herausgenommen und die Bombe aus dem Wasser ge- 

 hoben. Nach Al)nahme der Schraube an der Ausströmöffnung wird das\'entil 

 geöffnet, der Bombendeckel zunächst mit dem Schlüssel gelockert, sodann 

 mit freier Hand abgeschraubt und die aus dem mitverbrannten Stickstoff 

 entstandene, im hinzugefügten Wasser gelöste Sali)etersäure vom Boden 

 und von der ganzen Innenfläche der Bombe in ein llecherglas gespült inul 

 durch Titration (piantitativ bestimmt. 



