674 P- Huri und St. Weis er. 



wird dadurch noch wesentlich verringert, daß eine Multiplikation mit dem (^tuotienten 



V — V 



erfolgt, der immer einen \Yahren Brucli mit kleinem /iililer (mehrere Tausendstel) 



und großem Nenner (ein bis zwei Ganze) darstellt. Identisch sind die beiden Formeln luir. 

 wenn in der \'ori)eriode überhaupt keine Temperaturveränderung stattgefunden liat. 

 daher t == ^^J 



r)a dieSfoliwannsche Formel &\x%Pfatmdlers gi-apliischer Darstellung nicht abgeleitet 

 werden kann, zudem auch weder eine Vereinfachung bedeutet, noch eine Rechnungs- 

 erleichterung bietet, liegt keine Vei'anlassung und keine Berechtigung zu ihrer Verwen- 

 dung vor. 



Diese Korrektion (At) kann ein positiA^es oder ein negatives A'or- 

 zeichen haben, und es ist wünsclienswert, daß sie nui- wenige Tausendstel- 

 grade, jedenfalls weniger als O-OlO^ betrage: hohe Werte werden erhalten, 

 wenn zu stark unterkühlt oder eine zu grotJe Pastille verbrannt wurde. 



Um den Betrag dieser Korrektion muß die Temperaturerhöhung in 

 der Hauptperiode, d. i. die Differenz zwischen i>n und i>o, je nach deren ^'or- 

 zeichen vergrößert oder verringert werden. 



Vorher müssen aber noch , um den Wert von {)-n — i)-o berechnen zu 

 können, an den Thermometerablesungen die üblichen Korrektionen, u. zw. 

 am bequemsten auf Grund der von der Physikalisch-technischen Eeichs- 

 anstalt (Charlotteid)urg bei Berlin) besorgten Überprüfung vorgenommen 

 werden. Das sind 



'/) die Kaliberkorrektion, durch die den nicht zu vermeidenden 

 Ungleichheiten im Kahber der Kapillare Rechnung getragen wird; 



fi) die Gradwertkorrektion {Ostwald-Luther, Grützmacher ^), die 

 durch das dem Temperaturanstieg nicht ganz proportionale Verhalten 

 jedes Quecksilberthermometers notwendig wird. Bei Verwendung eines 

 metastatischen (z. B. Bechnannschen) Thermometers ist in der Gradwert- 

 korrektion auch diejenige enthalten, die durch die bei verschiedenen Tem- 

 peraturen verschiedene Quecksilberfüllung erforderlich wird. 



Also ist die wahre durch die Verbrennung erzeugte Tempe- 

 raturerhöhung T^r-O-n (korrig.) — ^o (körrig.) + At. 



Um aus dieser Temperaturerhöhung die produzierte Wärmemenge 

 berechnen zu können, muß . 



1. die Menge des im Kalorimetergefäß befindlichen Wassers, 



2. der sog. Wasserwert der Bombe bekannt sein, der (wie auf 

 S. 677 ff., Kap. VI beschrieben ist) mittelst einei' besonderen kalorimetrischen 

 Verbrennung bestimmt wc^rden muß. Die durch die Verbrennung erzeugte 

 Wärme erhöht nämlich nicht nur die Temperatur des Kalorimeterwassers, 

 sondern auch die Kalorimeterbestandteile (Bombe, Rührer, Gefäß etc.), die 

 mit dem Wasser in Berührung kommen und die gleiche Temperatur mit 

 dem Wasser haben. Es muß also die Wärmemenge bekannt sein, die 



*) W. Osttrald und R. Luther, Hand- und Ililfsbuch zur Ausführung physiko- 

 chemischer Messungen. IL Aufl. 1902. S. 291. Ferner: Fr. Griif-niachcr. Über Thermo- 

 meter mit variabler Quecksilberfüllung. Zeitschrift für lustrumentenkunde. Bd. lü. 

 S. 171 ff. (1896) und Nachtrag zu obiger Verhandlung. Ibidem. S. 200ff. 



