Kalorimetrische Verl)reumuip. (',77 



Daher ist ^:^rv9 + il + li. + Ar-3 „/ „, _ 



o-oo;i , ,. ^^^ 



~r^iOÖ' ■^■'^'^~~0'008 = 0-ül() — 0-OOKr= +()u<)L"'('. 



Nach (k'iii Prüfiiiiiissdiein dci- l'hvsikaliscli-tcclmiscli.-ii Wciclisaiistalt 

 beträgt die Kaliberkorrektion dieses Theriiiometers — 0-0<)U«l für die al»|^'e- 

 lesene SkalensteHe o-414 und für Skalenstellc 4-71 H. Naeli dieser ersten Kor- 

 rektion i)eträiit daher die Teinpei'atnrsteiiiciung 4-71H- :-')-4i:i4 — I-l'^'m;"!'. 

 Der Gradwert der Teilung beträgt bei einer Teniperatui- von •_>!"(' pro 1 " des 

 Thermometeranstieges 1-009" (' ; der wahre \\ert des oben l)ei-eclnieteii 

 Thermometeranstieges ist daher 1-299(5 x 1-009=: 1-^1 IH» C. Hierzu kommt 

 die oben berechnete Korrektion von +0*002 für den Wärmeaustausch (Ati: 

 daher die wirkliche Temperaturerhöhung = r;-ua3« C beträgt. Die pro- 

 duzierte Wärmemenge (W+Wb)T ist also (2358 + 342) 1-3133 r= 3r)4.V>^ cal. 



Davon sind in Abzug zu bringen : 



a) für den verbrannten Daumwollfaden .... lO-Scal. 



h) für verbrannten iStickstoff, da bei der Titration 



n 

 S'ö cm —-Lauge verbraucht wurden, 8-5 x 1-4 = 1 l-9cal. 



Aus der Verbrennung- der Pastille entstanden also 



3545-8 — (16-8 + 11-9) ~ 3517-1 cal. 



Da die Pastille 0-8957 g wog, beträgt die gesuchte, auf 



1 g der Substanz bezogene A'erlirennnngswärme . 392n-n('nl. 



VI. Bestimmung des Wasserwertes. 



Aus Kapitel \' ist ersichtlich, dali der Wasserwert des Kalorimeters 

 •die Grundlage der Berechnung bildet; daher muli, um zuverlässige Werte 

 zu erhalten, vor allem der Wasserwert des Kalorimeters auf das (lenaueste 

 bestimmt werden. 



Zunächst läßt sich der Wasserwert aus dem (iewichte jedes einzelnen, 

 an der Wärmeaufnahme beteiligten Bestandteiles der Bombe. de< Kalmi- 

 metergefäßes etc. und deren spezifischen Wärmen bereclineu. 



^Veit einfacher ist es aber, die Bombe und dadurch auch das Kalorimeter- 

 wasser mit einer gemessenen Wärmemenge zu erwärmen und die Tenii)eratur- 

 erhöhung zu beobachten. In exakter Weise geschieht dies auf Jäger und Stein- 

 wehrs'^) Vorschlag mittelst des elektrischen Stromes. <ler während einer 

 genau festgestellten Zeitdauer durdi einen um die Bombe gewickelten 

 Konstantanstreifen läuft und ihn erwärmt; aus der Stärke. Spannung und 

 Zeitdauer des Stromes sowie aus dem vorher genau festgestellten Wiiler- 

 stand des Konstantanstreifens wird die auf diese Weise zugeführte Wärme- 

 menae berechnet. Leichter und einfacher ist es. den Wasserwert in der 

 Weise zu bestimmen, daß man yenau gewogene Mengen solcher chemisch 



') W. Jäger und 11. r. Sfcinirdir, Bestinnmiii|u' des Wasserwertes eines Hrrthrlot- 

 schen Kalorimeters in elektrischen Einheiten. Verhandl. d. deutschen physik. liesellsch. 



Bd. 5, S. 50 (15)03). 



