126 B. Tolleus. 



Um möglicliste Genauigkeit lieim Ablesen sowohl des Standes des 

 Apparates ohne die eingelegte Röhre mit der Zuckerlösung, d. h. des soge- 

 nannten ..Nullpunktes^-, als auch bei eingelegter Röhre zu erreichen, ist 

 bei sümthchen neueren Apparaten das Gesichtsfeld ein geteiltes, das 

 heißt aus 2 (oder })) Teilen bestehendes, und diese Felder muß man so- 

 wohl bei leerem Apparate als auch nach Einschaltung der Röhre mit der 

 Zuckerlösung zur Gleichheit bringen, und zwar zur Gleichheit der 

 Helligkeit, oder vielmehr, da bei der Gleichheit der Gesichtsfelder — 

 der Empfindlichkeit hal1)er — möglichst wenig- Licht vorhanden sein muß, 

 zur gleichen Beschattung. Folglich werden diese Apparate ,.Halb- 

 s c h a 1 1 e n a p p a r u t e " genannt. ^ ) 



Als genauester Halbschattenapparat mit direkter Kreis- 

 gradabiesung ist der von Landolt vervollkommte Apparat w^^oh. Lipjnch 

 zu betrachten, und als beciuemster der Schmidt i\: Haenschsche Quarz- 

 keil-Halbschattenapparat. 



Bei beiden Apparaten ist das dreiteilige Gesichtsfeld, bei welchem 

 der mittlere Teil einerseits und die beiden Seitenteile andrerseits bei der 

 Drehung des Okularteiles oder beim Verschieben des Quarzkeiles die Hellig- 

 keit wechseln, bis sie schließhch gleich ..beschattet'^ sind, dem zwei- 

 teiligen Gesichtsfelde vorzuziehen, weil bei dem letzteren die Beurteilung 

 der Gleichheit schwerer ist, und weil veränderte Stellung der LichtqueUe 

 leicht geringe Differenzen der Beschattung hervorbringen kann. 



Bei den Apparaten mit Kreis gradablesung muß man homogenes 

 Licht, d. h. Licht von nur einer Farbe und möglichst derselben Wellen- 

 länge anwenden, und man benutzt stets Licht, welches durch eine mit 

 Kochsalz gelb gefärbte und sonst nicht leuchtende Flamme hervorge- 

 bracht ist, und Avelches durch eine im Apparate angebrachte Platte oder 

 Lösung von rotem Di-Kaliumchromat, K, Cr, Oy, völlig homogen gemacht wird. 



Bei den Quarzkeilapparaten benutzt man dagegen eine mögiichst 

 heUeuchtende Gasflamme, deren Licht aber durch eine im Apparat ange- 

 brachte Lösung von Kaliumchromat ebenfalls gell) gefärbt wird. Elektrisches 

 Licht kann auch angewendet werden. 



Das hellere Licht, welches bei den Quarzkeilapparaten angewendet 

 werden kann, macht, besonders bei nicht ganz hellen Lösungen, das Beob- 

 achten leichter als bei den Kreisgradapparaten, und das Ablesen ist bei 

 dem neuen Schmidt cV: Haenschschen Quarzkeilapparat sehr viel leichter 

 und bequemer auszuführen als bei anderen Apparaten. 



Freilich ist zur Erreichung der höchsten Genauigkeit bei der Er- 

 mittlung der spezifischen Drehung einer Substanz die sorg-fältige k\\- 



^) In den ursprünglichen Soleü-Dubosqschen und anch in den in Deutschland 

 früher allgemein benutzten Ventzke-Scheiblerschen Quarzkeilapparaten wurde durch eine 

 sog. Doppelplatte aus Rechts- und Linksquarz und ein drittes XicoUches Prisma, welches 

 drehbar war, ein farbiges geteiltes Gesichtsfeld hervorgebracht, und man mußte 

 die beiden Hälften des Gesichtsfeldes auf Farbengleichheit einstellen. Diese „Farben- 

 apparate" verschwinden jetzt allmählich, da die Halbschattenapparate ein genaueres 

 und bequemeres Arbeiten auch farbenblinden Leuten gestatten. 



