36 



H. Fühner. 



Am besten werden die Kurven nach dem Trocknen noch ein zweites Mal 

 lackiert, um sie besser vor Beschädigung zu schützen. Widerstands- 

 fähiger wird die Lacklösung noch durch Zusatz von l^/o venezianischem 

 Terpentin. 



Zur Ausführung der angegebenen Versuche sind mindestens drei 

 Stative nötig , wie sie in Fig. 15 wiedergegeben sind. Davon zwei ein- 

 fache, wie das in der Figur vorn befindliche, und eines mit Zahnstange 

 und Trieb (in der Figur hinten) , welche vertikale Verstellung der an der 



Stativstange befestigten Apparate ermöglichen 

 „Muffen'- und kleinere Stativteile, 

 hebeln , Herzkammer , Froschbrett 



Fig. 15. 



<^^$i 



Zu den Stativen gehören 

 welche der Befestigung von Schreib- 

 etc. am Stativ dienen. Oberhalb des 

 Fußes der Stative befindet sich eine 

 endlose Schraube, deren Drehung die 

 Drehung der Stativstange um die senk- 

 rechte Achse bewirkt, eine Vorrichtung, 

 welche zum Anlegen des Schreibhebels 

 an eine berußte Papierfläche nützlich ist. 

 Zu den Stativen werden außerdem 

 winkelförmige, mit Stab in den Muffen 

 zu befestigende Stücke geliefert, welche 

 eine dünne Achse tragen, an der ein 

 Schreibhebel befestigt werden kann. 

 Dieser findet zur Aufzeichnung von 

 Herz- und Skelettmuskelbewegung auf 

 der berußten Papierfläche des Kymo- 

 graphions Verwendung. 



Das beste Material zur Herstellung 

 von Schreibhebeln sind Strohhalme, in 

 einer Qualität, wie sie in Kaffeehäusern 

 gebraucht werden. Die Länge solcher 

 Strohhalm Schreibhebel beträgt durch- 

 schnittlich 20 — 2b cm. Zur Herstellung 

 des Schreibhebels wird der Strohhalm 

 in der Nähe des einen Endes in seiner 

 Mitte ein Stück weit gespalten und durch 

 den Spalt die aus ihren Lagern in dem Winkel genommene Schreibhebelachse 

 eingeführt, nachdem die eine der beiden zum Festklemmen des Schreibhebels 

 bestimmten kleinen Scheiben von ihr abgeschraubt ist. Diese wird dann 

 wieder aufgesetzt und der Strohhalm festgeklemmt. Xahe der einen kleinen 

 Scheibe, welche mit einer Piinne versehen ist, befindet sich eine kleine 

 Schraube an der Achse, an der ein Faden angebracht und von hier aus über 

 die Scheibe gelegt wird. Derselbe trägt an seinem freien Ende ein Gewicht 

 oder einen kleinen mit Schroten zu füllenden Becher. Für die Aufzeich- 

 nung der Herzbewegung wird der längere Arm des Schreibhebels an 

 der Achse entlastet (Fig. 16). Zur Aufnahme von Skelettmuskel- 



stative. 



