Nachweis und Bestimmung von Giften auf liiolu^jischeni W etfo. 



37 



Fig. 16. 



zuckuiiiren wird er hingegen mit Gewicht von r)0— lOOy i)elastet 

 (Fig. 17). 



In den Strohhahn.schreihhehel werden in der Weise, wie die.s Fig. 17 

 zeigt, beiderseits von der .Vch.se mit glühendem Draht eine Anzahl Löcher 

 eingebohrt. Die Schreibfaline des Helyels kann 

 aus Sclireibpapier hergestellt werden. Der 

 Strohhalm wird zur Befestigung der Papier- 

 fahne an seinem vorderen Ende gespalten 

 und in den Spalt das Papier eingeklemmt. 

 Zur Fixierung dient Radfahrkitt (Kautschuk- 

 lüsung). Die Papieii'ahne am Aluminium- 

 schreibhebel kann mit Siegellack befestigt 

 werden. Die Schreibfahne wird an ihrem 

 Ende fein zugeschnitten und nach der 

 Kymographionfläche hin gebogen. 



Auf der berußten Fläche der Kymo- 

 graphiontrommel wird unter die Herz- oder 

 Skelettmuskelkurve die Zeit aufgezeichnet, 

 je nach der Umdrehungsgeschwindigkeit des 

 Instrumentes in Sekunden oder 10, oO, 60 Se- 

 kunden. Zur Zeitmarkierung verwendet 

 man einen mit Schreibhebel versehenen 

 Elektromagneten und eine Kontaktuhr 

 nach Bowditch. Die gewöhnlich gebrauchte Bowditchsche lihr hat den 

 Nachteil, daß Elektromagnet und Uhr beständig unter Strom stehen, welcher 

 nur im Moment der Zeitmarkierung unterbrochen wird. Dies bedingt eine starke 



Aliiminiamschreibhebel. 



l-'ig. 17. 



Strohhalmschreibhebel. 



Inanspruchnahme der den Strom liefernden Kiemente. Eine verbesserte der- 

 artige Zeitmarkieridn- wurde nach Angaben von Herrn Prof. Stniuh. vom 

 Mechaniker des Pharmakologischen Institutes. Freiburu i. IJ.. Herrn Lotitcftrh, 

 hergestellt. Diese besitzt statt der Melallscheibe des alten Modells eine 



