38 



H. Fühner. 



Fig. 18. 



rotierende Hartgummischeibe^) (Fig. 18). Auf der Scheibe befinden sich 

 acht an verschiedenen Stellen unterbrochene konzentrische Ringe, auf 

 welchen ein auf jeden Kreis einstellbarer Hebel schleift. Beim (xang der 



Uhr fällt der Hel)el in die Lücken der 

 Kreise und schließt hierbei für kurze 

 Zeit den elektrischen Strom. Dabei wird 

 der mit Uhr und Element verbundene 

 Markiermagnet (Fig. 19) gleichzeitig 

 durchströmt und der Schreibhebel an- 

 gezogen und wieder entfernt, was auf 

 dem Kymographion verzeichnet wird. 

 In den Stromkreis schaltet man zweck- 

 mäljig einen Quecksilberschlüssel ein, um 

 völlige Unterbrechung des Stromes zu 

 ermöglichen. Als Stromquelle verwendet 

 man Akkumulatoren (2 — 4 Volt). 



Die Zeitmarkieruhr ist verwendbar 

 zur Aufzeichnung von 1, 2, 3, 4, 5, 10, 

 30 und 60 Sekunden. Zur Aufzeichnung 

 von Vö Sekunden und Sekunden existiert 

 eine kleine von Jaquet konstruierte 

 Uhr (vgl. Fig. 52), welche recht brauch- 

 bar, aber teuer ist. 



Der Markierhebel kann am glei- 

 chen Stativ wie der die Muskelkurve 

 aufzeichnende Schreibhebel angebracht 

 werden , wie z. B. aus Fig. 36 ersichtlich. Besser ist derselbe an einem 

 zweiten Stative unterzubringen, wobei man ihn am bequemsten entgegen 

 der Trommelbewegung des Kymographions aufstellt. 



Zeitraarkieruhr. 



Fig. 19. 



Markiermagnet. 



Ob ein Muskel oder Nerv eines üntersuchungstieres gelähmt oder 

 tot ist, läßt sich dem Organ nicht ohneweiteres ansehen. Es läßt sich dies 



1) Diese ist dem Mechaniker des Pharmakologischen Institutes in Freibarg, Herrn 

 Lantzsch geschützt. 



