40 H. Fühner. 



durch Verschiebung- des Knopfes (K) in ihrer gegenseitigen Entfernung 

 verstellt werden können. 



Das kleine abgebildete Induktorium ist für vorliegende Zwecke 

 ausreichend. Es besteht in der Hauptsache aus der primären Rolle (1 1), 

 der sekundären Rolle (1 2) und dem mit der Schraube (Sc) verstellbaren 

 Hammer (Ha). Die sekundäre Rolle des Apparates ist um eine horizontale 

 Achse drehbar. Je mehr die sekundäre Rolle in ihrer Stellung zur primären 

 dem rechten Winkel sich nähert, desto schwächer wird der induzierte 

 Strom. Der Hebel (H) ermöglicht Kurzschluß, so daß kein Strom in die 

 Elektrode gelangt. Man kann mit dem Apparat sowohl mit Einzelinduktions- 

 schlägen wie tetanisierend reizen. Ist der Hammer (Hd) durch die Schraube 

 (Sc) fest an den weichen Eisenkern der primären Rolle angedrückt, so er- 

 hält ein von der Elektrode berührter Muskel bei Schließung des Schlüssels 

 (S) einen Schließungs-, beim Wiederöffnen einen Öffnungsinduktions- 

 schlag und wird in beiden Fällen mit einer Einzelzuckung antworten, stärker 

 hierbei bei der Öffnung als bei der Schließung des Stromes. Dreht man 

 die Schraube (Sc) aber etwa 1 mm weit zurück , so daß der Hammer 

 zwischen ihr und dem Eisenkern hin- und herschwingen kann, so bekommt 

 man so lange andauernde Reizung des Muskels, als der Schlüssel ge- 

 schlossen ist. Man nennt diese fortwährend durch die Hammerbewegung 

 unterbrochene Reizung des Muskels eine tetanisierende, weil der Muskel 

 durch sie in den Zustand einer Dauerkontraktion (Tetanus) versetzt wird. 



Wie erwähnt, zuckt der Muskel stärker bei der Reizung mit Öffnungs- 

 ais mit Schließungsinduktionsschlägen. Will man einen Muskel oder ein 

 Nervmuskelpräparat wiederholt rhythmisch mit gleichstarken Schlägen 

 reizen, so muß man entweder den Öffnungs- oder den Schließungsinduk- 

 tionsschlag unwirksam machen, ihn ..abblenden-'. Dies kann geschehen 

 durch Anwendung des Kurzschlußhebels (H) oder bequemer durch Ver- 

 wendung von zwei Quecksilberschlüsseln, wie dies beim Nachweis von 

 Veratrin (vgl. Fig. 27) angegeben ist. Für länger fortzusetzende rhyth- 

 mische Reizung ist die manuelle Abbiendung besser durch mechanische zu 

 ersetzen. Ein einfacher gut funktionierender rotierender „Abblender" ist 

 von 0. Frank i) angegeben worden. Derselbe findet hier zum Nachweis von 

 Curarin am Nervmuskelpräparat Verwendung und besteht aus folgenden 

 Teilen (Fig. 21): 



Auf einem Hartgummistück, dessen Form aus Fig. 21 zu ersehen 

 ist, sind, um eine Walze drehbar, drei in ihrer Lage zueinander verstell- 

 bare Messingstücke (Kreissektoren), Flügel, befestigt. Die Unterbrechung ge- 

 schieht durch zwei Hebel, Messingbügel, die mit zwei Quecksilberschlüsseln 

 (vgl. Fig. 27) vergleichbar sind. Der eine Schlüssel ist in den primären, 

 der andere, der Kurzschlußschlüssel, in den sekundären Leitungskreis ein- 

 geschaltet. Jeder Hebel wird durch ein Gummiband an die Platin spitze 

 einer mit den Polschrau])en leitend verbundenen Schraube angedrückt und 



*) Beschrieben in der Dissertation von K. Seitz: Der periodische Wechsel der 



Erregbarkeit des Herzmuskels. Gießen 1906. S. 17. 



