108 



H. Fühner. 



Fig. 57. 



netem Quetschhahn schon Flüssigkeit durch die hintere Extremität und aus 

 der Bauch vene(/jj, in welche jetzt die Venenkanüle (VK) eingeführt wird. Man 

 lagert hierzu zweckmäßig den Haut- und Muskellappen auf einen Kork (e), 

 auf welchem er mit Nadeln angeheftet werden kann. Durch eine mit der Schere 

 hergestellte Schnittöffnung wird die Kanüle in das Gefäß geschoben. Die Venen- 

 kanüle muß dünnwandig und innen möglichst weit sein. Man zieht sie am 

 besten aus einem Reagenzglase in Länge von 10 — 12 ««aus. Sie kann an 

 der Einführungsstelle einen äußeren Durchmesser von Imm, an der um- 

 gebogenen Ausflußstelle einen solchen von 2 mm haben. Ein Festbinden 

 der Kanüle in der Bauchvene ist überflüssig. Zur Unterstützung der Venen- 

 kanüle, welche derart gelagert werden 

 muß, daß das Gefäß keine Knickung er- 

 leidet, dient ein zweiter Kork (f). — 

 Die Mariottesche Flasche (Fig. 57 MF), 

 durch deren Heben und Senken die 

 Ausflußgeschwindigkeit der Tropfen aus 

 der Venenkanüle reguliert werden kann, 

 wird so eingestellt, daß in der Minute 

 30 — 40 Tropfen ausfließen. Dazu genügt 

 am Anfang des Versuches eine Ein- 

 stellung der Flasche 10 — 15 cm über 

 dem Präparat. 



Die zu prüfende Flüssigkeit wird 

 jeweils in Menge von 1 cm^ mit einer 

 mit feiner Nadel versehenen Spritze in 

 das Innere des Gummischlauches ein- 

 gespritzt. Dies geschieht nahe der An- 

 satzstelle des Gummischlauches an die 

 Aortenkanüle (Stelle J). Letztere muß so 

 fest durch die Klammer (Fig. 56 u. 57 A') 

 am Stativ gehalten werden, daß eine 

 Verschiebung während der Injektion 

 nicht vorkommt. Die Flüssigkeit wird 

 langsam eingespritzt (Dauer etwa 15 Sekunden), wobei man darauf achtet, 

 daß während der Injektion in dem Glasrohr der Mariotteschen Flasche 

 die Ringerlösung jedesmal gleichhoch (etwa 1 cm) steigt, der Druck in dem 

 Apparat also jedesmal in gleicher Weise gesteigert wird. Ein Größerwerden 

 der Tropfenzahl ist bei dieser geringen Drucksteigerung kaum wahrzunehmen. 

 Die Zahl der fallenden Tropfen wird graphisch registriert. Zu solchem 

 Zwecke existieren verschiedene elektrische Registrierapparate, die aber 

 alle ab und zu versagen. Als viel brauchbarer und niemals versagend hat 

 sich eine von Herrn Prof. Straub angegebene Vorrichtung erwiesen, die man 

 sich leicht selbst herstellen kann (Fig. 58). Es wird dazu ein 20 cm langer 

 Strohhalm (vgl. die Angabe S. 36) aufgespalten und an der Achse eines 

 Schreibhebelwinkels in der Mitte seiner Länge fixiert. An seinem vorderen 



Gefäßpräparat mit Bnrchströmnngsvorrichtung. 



