128 E. Rohde. 



trierte Form gebrachte Bestandteil des gerinnungshemmenden Blutegel- 

 extraktes , das Hirudin , zur Verfügung. 1 mg des Präparates verhindert 

 die Gerinnung von l-bcm^ Blut. 



Zur Messung und graphischen Registrierung des Blutdruckes dienen 

 das Manometer und das Kymographion. Während über die Kymographien 

 wenig zu sagen sein wird, weil ihre Konstruktionen im wesentlichen den 

 praktischen Anforderungen genügen, müssen wir der Besprechung der 

 Manometer einen größeren Platz einräumen, da bei der sehr verschiedenen 

 Güte der einzelnen Instrumente nur eine richtige Handhabung und Kritik 

 brauchbare Piesultate ergeben kann. 



Zunächst sollen die Kymographien, dann erst die Manometer be- 

 sprochen ^Yerden. weil zum Verständnis der Kurvenbilder im Kapitel über 

 Manometer die Kenntnis der Schreibflächen gehört. 



Das Kymographion. 



Die Aufzeichnung der vom Manometer wiedergegebenen Blutdruck- 

 schwankungen geschieht an einer bewegten Fläche, und zwar entweder 

 durch Ptuß- oder Tintenschreibung auf Papier oder durch photographische 

 Fixierung eines Lichtpunktes. ]\Ian erhält so Kurven, deren Abscissen die 

 Zeit, deren Ordinaten die Druckwerte darstellen. 



Nur die Papierregistrierung soll hier besprochen werden; über die 

 photographische Registrierung siehe die ausführhche Darstellung in Tiger- 

 stedts Handbuch der physiologischen Methodik. Bd. I. 1. (Leipzig. Verlag 

 von S. Hirzel. 1910.) 



Das gebräuchhchste Kymographion ist das Ludivig-BaUzarsdie Kymo- 

 graphion; seine Schreibfläche befindet sich auf einer mit Papier umklebten 

 Trommel, die durch ein Uhrwerk in Rotation gesetzt wird. Die Umdre- 

 hungsgeschwindigkeit kann durch Wechselräder beliebig verändert werden; 

 sie variiert etwas nach der Federspannung und muß deshalb stets durch 

 eine gleichzeitige Zeitschreibung kontrolliert werden. Das Papier wird nach 

 dem Aufkleben auf die Trommel gleichmäßig und nicht zu dicht über einer 

 leuchtenden Gasflamme berußt, nach dem Versuch abgeschnitten und die 

 Kurve in verdünntem Spirituslack (V'3 des käuflichen Präparates in 2/3 ab- 

 solutem Alkohol) fixiert. 



Für vertikale Schreibung , z. B. für den Schwimmer des Hg-Mano- 

 meters ist diese Trommelschreibung ohne weiteres brauchbar , für Bogen- 

 schreibung dagegen, wie sie sich bei den meisten elastischen Manometern 

 findet, stellt die zylindrisch gekrümmte Trommeloberfläche, zumal bei 

 größereu Exkursionen, eine Fehlerquelle dar wegen der wechselnden Stärke 

 der Anlagerung. Für manche Versuche ist deshalb eine der neueren Kon- 

 struktionen vorzuziehen, bei denen ein längerer berußter Papierstreifeu 

 um 2 Trommeln läuft und eine ebene Fläche zur Schreibung besitzt 

 (Schleif en-Kym ographi on ) . 



Für die großen und trägen Exkursionen des Quecksilber-Manometers 

 haben sich Kymographien mit endlosem Papier und Tintenschreibung gut 



