130 E. Rohde. 



Die Manometer. 



Die Wahl des Instrumeutes ergibt sich aus den Anforderungen, die 

 an die genaue Wiedergabe der im Kreislauf auftretenden Druckschwan- 

 kungen gestellt werden. Solcher Druckschwankungen gibt es langsamere 

 und schnellere ; die schnelleren werden durch die einzelnen Herzschläge 

 hervorgerufen und finden ca. 1 — 4mal in der Sekunde statt, die lang- 

 sameren gehen synchron der Atemrhythmik oder sie verdanken ihre Ent- 

 stehung irgend welchen Eingriffen, z. B. einer Vagusreizung oder dem Ein- 

 wirken eines Kreislaufgiftes. 



Zur Druckregistrierung stehen uns nun verschieden konstruierte Mano- 

 meter zur Verfügung. Um ihre Leistungen und damit ihr Anwendungsgebiet 

 genau präzisieren zu können, müssen wir mit wenigen Worten auf die 

 Konstruktion und die Theorie der Manometer eingehen, i) 



Unter einem Manometer versteht man ein Instrument, das zur Re- 

 gistrierung hydrostatischen Druckes dient ; es besteht aus einer mit Flüssig- 

 keit 2) gefüllten Röhre , die an einem Ende durch eine Kanüle mit dem 

 Lumen des Gefäßsystems in Verbindung steht; am anderen Ende wird die 

 Größe des einwirkenden Druckes an der Größe von Gegenkräften gemessen, 

 welche durch Verschiebung der Flüssigkeit erzeugt werden und diesem das 

 Gleichgewicht zu halten vermögen. Als solcher Gegenkräfte bedient man 

 sich der Elastizität einer Gummimembran, einer Feder oder einer Flüssig- 

 keitssäule. Jedem Druck entspricht eine bestimmte Gleichgewichtslage, also 

 eine bestimmte Ausbuchtung der Gummimembran, eine bestimmte Durch- 

 biegung der Feder oder die Hebung der Flüssigkeitssäule auf eine be- 

 stimmte Höhe. Die einzelnen Manometer unterscheiden sich nun im wesent- 

 lichen durch die Größe der Fiüssigkeitsverschiebung , die nötig ist, um 

 denselben Druck hervorzurufen; je größer diese Flüssigkeitsverschiebung 

 ist, desto größer ist der Ausschlag, d. h. desto „empfindlicher"' ist das 

 Instrument für Druckdifferenzen, desto leichter entstehen aber Entstellun- 

 gen der Kurve, d. h. desto geringer ist seine ..Güte". Denn nur bei ganz 

 langsamen Druckschwankungen verschiebt sich die Flüssigkeit und mit ihr 

 die eigentliche Registriervorrichtung (Spiegel, Schreibhebel oder Schwimmer) 

 nur bis zur Gleichgewichtslage, bei schnellen dagegen gerät diese ganze 

 „wirksame Masse" infolge ihrer Trägheit um den Gleichgewichtspunkt in 

 Schwingungen; die erhaltene Kurve entspricht also nicht mehr der wirk- 

 lichen Druckschwankung, sondern ist durch die Eigenschwingungen des 

 Manometers entstellt, und um so mehr entstellt, je träger diese Eigen- 

 schwingungen sind. 



Eine exakte Analyse der Beziehungen, die zwischen den verschiedenen 

 statischen und dvnamischen Konstanten der Instrumente und ihrer Güte 



*) Eine ausführliche kritische Darstelhing und Literaturangabe findet sich von 

 0. Frank im Handbuch der physiologischen Methodik (Leipzig. S. Hirzel. 1911). Bd. 2. 

 IV. Abteilung. 



-) Luftmanometer sind ihrer großen Fehlerquellen wegen verlassen. 



