Methoden zur Bestimmuug dos Blutdrucks. \}\i 



bestehen, verdanken wir den experinient('llenUnt('rsu('liiin<,'enF<(-A-.s'),//ür/Ä/t>'*) 

 und neuerdint^s namentlich (h'n eiiifiolicnden theoretisch-experinu'ntdU'n 

 Arbeiten 0. Franks. •') Frank- kam bei seiner Analyse zu dem Resultat, dall 

 bei den schnollen I)riicksch\vai)knnp:on des Kreislaufes neben einer \iq- 

 nüj^enden ilmpfindlichkeit dos Instrumentes vor allem eine hohe Zahl der 

 Eigensclnvinj^ungen für die Güte eines Manometers mal,')!i;ebend ist. und 

 zwar aus folgenden Gründen: das Schädigende für die Druckregistrierung 

 sind die Trägheitskräfte des Manometersystems; sie sind abhängig von 

 der Größe der ..wirksamen Masse". Diese Größe läßt sich — nach Frank — 

 nun nicht nur berechnen, sondern auch experimentell messen durch He- 

 stimmung der Schnelligkeit der Eigenschwingung: je größer die Zahl der 

 Schwingungen in der Zeiteinheit ist. desto kleiner ist die wirksame Masse, 

 desto kleiner die zur Geltung kommenden Trägheitskräfte, um so genauer 

 folgt also das Manometer' den zu messenden Druckschwankungen und um- 

 gekehrt kann man aus einer kleinen Schwingungszahl auf eine geringe 

 Güte des Manometers schließen. Die Verbesserungsbestrebungen Franks 

 gingen deshalb in erster Linie darauf hinaus, die wirksame Masse soweit 

 zu verkleinern, daß bei möglichst hoher Schwingung.szahl eine möglichst 

 geringe dynamische Entstellung der Kurve resultierte.*) 



Im folgenden soll der historischen Entwicklung gemäli zuerst das 

 Quecksilbermanometer und dann das (iummi- und Federmanometer be- 

 handelt werden, zuletzt sollen an Kurvenbildern, die gleichzeitig mit beiden 

 Manometern aufgenommen sind, die theoretisch entwickelten Leistungs- 

 differenzen auch experimentell veranschaulicht werden. 



Quecksilber-Manometer. 



Das älteste und auch heute noch gebräuchlichste Blutdruckmanometer 

 ist das Ludwigsche Quecksilbermanometer; es besteht aus einer l'-förmig 

 gebogenen Ilöhre von (Yö cm Durchmesser, das zur Hälfte mit Hg gefüllt 



1) Fick, Ein neuer Wollenzeicliner. Ges. Schriften. III. S. 593 und 608. 1877. 



-) Hürthlc, Beiträge zur Hämodynauiik. Pffii;/rrs Arciiiv. 43. S. :i99. 1888: 47. 

 S. 1. 1890: 49. S. 29. 1891: 55. S. 319. 1893. — VWr die Leistung des Tonograplien. 

 Ibid. 82. S. .j15 1900. 



^) (). Frank, Kritik der elastischen Manometer. Zeitschr. f. Biologie. 44. S. 44''>. 

 1904. — Theorie des Kolln'iimanometors. Iliid. 45. S. 40.'). 19U4. — Der l'uls in den 

 Arterien. Il)i(l. 46. S. 441. 1905. — Statik der .Menilirannianonieter untl der Lufttrans- 

 raissiou. lliid. 48. S. 489. 190(). —Dynamik der Mcmliranmannmeter und der Lnftfrans- 

 mission. Il)id. 50. S. 309. 1908. 



'l .\nf die experimoutpllcu und theoretischen Kiuwaudc, die neuerdiiii:s \un 

 Ilin-tliU und Sciuifer {lliirthlv, Betrachtungen über die tlK'orctisciien und praktisolien 

 Bestrebungen, Instrumente zur Registrierung der im Kreislauf auftretenden Dnick- 

 schwankungen lierzustellen etc.; /'//»Vr/<'/-.s Archiv. 137. S. 145 ff.; VI. Schaf, r. Kritische 

 Randglossen zu den theoretischen Untersuchungen von <>. Frank über Manometer. 

 Ibid. 137. S. 250, 1910) gegen die /V«/<A:sclie Theorie erhoben worden sind, haben wir hier 

 keine Veranlassung einzugehen, da ihre Aussetzungen sich auf Unterschiede der Güte 

 der Manometer beziehen, die für das praktische Bedürfnis nicht mehr in BetracUt 

 kommen, für welches diese Zeilen L'eschriebeu sind. 



9* 



