132 



o 



E. Kohde. 



Fig. 70. 



ist. Der eine Schenkel des Rohres ist mit Flüssigkeit gefüllt und durch 

 eine starre Röhre (Bleirohr) luftblasenfrei mit der Arterienkanüle des Ver- 

 suchstieres verbunden. Die andere Manometerröhre ist offen; auf der Hg- 

 Kuppe dieser Seite sitzt ein „Schwimmer" (s) aus Stahl oder Aluminium, der 

 durch einen übergezogenen Gummischlauch am Einsinken in das Quecksilber 

 gehindert wird und allen Sch\Yankungen des Quecksilbers folgt. Dieser 

 Schwimmer schreibt mit einer am oberen Ende befindlichen Spitze die 

 Schwankungen der Hg-Säule auf berußtes Papier oder mittels einer Tinten- 

 feder auf weißes Papier; durch einen herabhängenden, leicht beschwerten 



Faden wird der Schreiber an das Kymographion 

 angedrückt. Um die Verbindung zwischen Arterie 

 und Manometer herzustellen, füllt man zunächst 

 mit einer Spritze, die durch einen Dreiweghahn 

 einerseits mit dem Manometer, andrerseits mit dem 

 Bleirohr in Verbindung steht, letzteres luftfrei mit 

 gerinnungshemmender Flüssigkeit; dann setzt man 

 das Manometer unter einen gewissen Überdruck, 

 der etwas geringer sein soll als der zu erwartende 

 mittlere Blutdruck, verbindet Bleirohr und Arterien- 

 kanüle durch einen kurzen Gummischlauch und 

 öffnet zuletzt den Hahn zwischen Manometer und 

 Bleirohr. 



Um nach einem Experiment die Blutdruck- 

 liöhen zu messen, löst man die Kanüle aus der 

 Arterie und schreibt nun die Abszissenlinie auf; von 

 dieser Null-Linie aus läßt sich die Höhe des Blut- 

 drucks ohne weiteres mit Zirkel und Maßstab durch 

 Verdoppelung der erhaltenen Werte bestimmen. Zur 

 Auszählung der Pulszahl trägt man aus der Zeit- 

 schreibung die Strecke für 10 — 30 Sekunden in die 

 Pulskurve ein und zählt mehrere solcher Strecken 

 durch. 



Xach den obigen Auseinandersetzungen kann 

 das Quecksilbermanometer nur als ein Instrument 

 sehr geringer Güte betrachtet werden, weil es wegen 

 seiner großen wirksamen Masse eine außerordentlich kleine Schwingungs- 

 zahl hat (ca. Iraal in 1 Sekunde); und doch kann man ihm wegen der 

 Bequemhchkeit der Handhabung die Brauchbarkeit nicht absprechen, aller- 

 dings unter der Voraussetzung, daß man sich über die Beschränkung seiner 

 Leistungsfähigkeit klar bleibt. 



Die Folge nämlich der erwähnten langsamen Schwingungen, d. h. der 

 großen Trägheit der wirksamen Masse muß die sein, daß alle schnellen 

 Druckschwankungen, besonders die der einzelnen Pulse, unrichtig wieder- 

 gegeben werden, und zwar meist zu klein, daß langsamere Druckschwan- 

 kungen, also z. B. die Atemschwankungen oder Vaguspulse zwar richtiger, 



Kegistrierende Quecksilber- 

 manometer. ^4. 



