Methoden zur Bestimimiüg des Blutdrucks. 1;-^;} 



aber oft noch durch Interferenz der Eigenscliwinf^Min^en entstellt zu hoch 

 oder zu niedri}^' ausfallen können, so dali die re.sultierende Kurve nur als 

 eine an<>enähert richtii^e Wiederi>abc des mittleren I>lutdruckes 

 betrachtet werden darf. 



Aber auf die Messung dieses mittleren Blutdrucks kommt es ja bei 

 biochemiscluMi Arbeiten hauptsächlich an . wenn von einer Substanz ein 

 Eintiuij auf die Höhe des lllutdrucks festgestellt werden soll. 



Der für die praktische Verwendung nicht zu unterschiitzende \ (»rteil 

 dieses Manometers ist der, daß seine Empfindlichkeit, wenn man fürKcin- 

 heit des Quecksilbers sorgt, fast unverändert ») l)leil)t, dall es keiner Aichung 

 bedarf, daß man vielmehr von der Abszissenlinie aus die Druckhöhe direkt 

 mit dem Zentimetermaß abmessen kann'-), endlich daß bei zwei iil)er- 

 einander geschriebenen Kurven die Punkte gleicher /eitmomente stets in 

 derselben Ordinate liegen. 



Die Leistungsfähigkeit des Quecksilbermanometers ist nach dem be- 

 sagten nur eine recht beschränkte, sie versagt ganz, wo schnellere Druck- 

 schwankungen aufgeschrieben werden sollen, so daß es nur zu einer An- 

 deutung der einzelnen Pulse kommt : al)er auch bei langsameren Druck- 

 schwankungen können durch Interferenz beträchtliche Entstellungen selbst 

 des mittleren Blutdrucks entstehen. Schon Mare// hat deshalb durch Dämp- 

 fung, d. h. durch Einschaltung eines Ileibungswiderstandes an irgend einer 

 Stelle zwischen Arterie und Manometer eine Verbesserung des Hg-Mauo- 

 meters versucht; in der Tat gelingt es durch vorsichtige Ik-nutzung dieses 

 Hilfsmittels, die Wirkung der Eigenschwingung fast ganz zu beseitigen. 

 Die erhaltenen Kurven entsprechen nach der heutigen Anschauung ziem- 

 lich genau dem mittleren Blutdruck. =^) Man bringt zu diesem Zwecke. z.B. 

 an der Schlauchverbindung zwischen Arterienkanüle und Verbindungsrohr, 

 eine Schraubklemme an und zieht sie vorsichtig so weit an. daß die Atem- 

 schwankungen fast verschwinden und die rulsschwankungen noch eben 

 notiert werden. Zieht man die Schraube noch stärker au. so verschwinden 

 auch diese und die Notierung des mittleren Blutdrucks ist natürlich noch 

 etwas genauei" doch dürfte dies kein Vorteil gegenüber dem \'erlust der 

 Pulsaufzeichnung sein. Ein Nachteil dieser Dämpfung macht sich aber bei 

 größeren Schwankungen des mittleren Blutdrucks geltend: durch die schmale 

 Dämpfungsöffnung gleicht sich nämlich der Druck durch Flüssigkeitsver- 

 schiebung nur so langsam aus. daß die Kurve zeitlich immer etwas hinter 

 der wahren Druckschwankung zurückbleiben und die wahre (rröße einer 

 Schwankung um so kleiner angeben wird . je schneller diese zur Norm 

 zurückkehrt (vgl. Kurve III, S. loS). 



^) FfiirfJih', Sficlis' und lÜetncnin, Vorfjloich des mittleren Blutdrucks in K.ip'ii>. 

 und Krurulis. l'ßiUjers Archiv. CX. S. 421. 1*JÜ5. 



-) Natürlich unter \'erdopplung der erhaltenen Werte. 



^) Frank, loc. cit. — r. Kriis, Cher die BestimnuniL' de> Mitteldrucks durch das 

 (^uecksilbernianonieter. I)>t liois-hcytuoiids Arciiiv f. riiysinl. 1878. S. 41'.>. 



