Methoden zur Bestimmuiifj des Blutdrucks. ];-»fj 



gesetzt. Gegenüber doni Quecksilhornianometcr hodouteten diese Instru- 

 mente einen großen Fortscliritt ; konnte iiinii doch mit ihnen die jjrrolien 

 Dnickschwanknngen feststellen, die diii-ch jede Ilerzkoiitraktion im (lefiUi- 

 system liervorgeriit'en werden, den soi^enaniiten Pulsdnick, den man nach den 

 Erfahrungen am Hg-Manometer nur für relativ unbedeutend gelialteu hafte. 



Neuerdings sind nun diese Verbesserungsbestrebuugen weiterhin ganz 

 bedeutend gefördert worden durcli die Arbeiten Franks. Zur weiteren Ver- 

 ringerung der wirksamen Masse setzte er im (»pti.schen .Manometer') an 

 Stelle der Hebelschreibung eine Spiegelvorrichtuiig, welche die Exkursionen 

 einer Gummimembran durch Ablenkung eines Lichtstrahls photograi»hisch 

 zu registrieren erlaubt. Da diese Spiegelschreii)ung als fast masselos zu 

 betrachten ist und auch eine weitere Verkleinerung der wirksamen .Masse 

 durch geeignetere Konstruktion der llühren und der Manometerkapsel erzielt 

 wurde, so konnte eine Schwingungszahl des Instrumentes von 18()/Sek. 

 erreicht werden ; mit einer so geringen Trägheit dürfte dies Manometer 

 allen pruckschwankungen des Kreislaufes gerecht werden ; seine Güte ist 

 etwa ISOOmal größer als die des Hg-Manometers. 



Vorzügliche Resultate scheinen auch BnyUss und Star/in;/'^) mit der 

 Photographie der \'oIumschwankungen einer kleinen in einer Glaskapillare 

 eingeschlossenen Luftblase gehabt zu haben; die Kapillare ist auf der einen 

 Seite geschlossen, auf der anderen Seite mit der Arterie durch wasser- 

 gefüllte Piöhren verbunden. 



Die Benutzung dieser letzteren Modelle ist jedoch zu umständlich, als 

 dali sie für den praktischen Gebrauch in Betracht käme; unter \'erzicht auf 

 eine solche extreme Güte hat deshalb Frank neuerdings ein Federmauo- 

 meter^i) konstruiert, dessen Schwinuungszahl 50/Sek. beträgt und das bei 

 einer Empfindlichkeit von 1 cm Hebelausschlag pro 100 nun Hg-Druck 

 noch immer öOOuial besser ist als das Quecksilbernianometer. Es hat prak- 

 tisch den großen Vorteil der Hebelschreibung auf berußtem Papier, so dali 

 seine Handhabung eine relativ sehr einfache ist. Seine Güte reicht, wie Ver- 

 gleiche mit dem weit besseren optischen Manometer ergeben haben, durchaus 

 hin, um die Pulsschwankungen mit genügender Treue aufzuzeichnen. Als 

 Typus eines elastischen Manometers sei es hier ausführlicher besprochen. 



In der Konstruktion schließt es sich an das von A. Firk*) (ISTT) 

 augegebene. von Hiirt/ile-') modifizierte Federmanometer an, seine einzelnen 

 Teile sind jedoch auf Grund der theoretischen fberlegungen von Frank 

 so gebaut, daß wohl eine für diese Konstruktion maximale Güte erreicht ist. 

 Die Anordnung ist folgende (vergl. Fig. 72): Von der Arterie führt eine 

 Metallkanüle, die durch einen Hahn ver.schließbar ist. vermittelst eines fest 

 anschraubbaren Metallkonus an eine F."» <-ih weite, winklig gebogene (Mas- 



') Frank, Ein neues Spiegclmanomoter von liöchster tülte. Zoitsclir. f. Hiol. ").'l. 

 545, 1910. 



-) Bai/liss und S/aiiiuf/, Internat. Monatssclir. f. .Vnat. n. ^ll_\^i^ll. 11. S. 420. 

 ^) Frank und Fetter, Ein neues Federmanometer. Zeitsehr. f. Bi<d. 54. 15)10. 

 *) Inc. cit. 

 ^) K. Jliirfhle, Bciträso zur Hämodynamik. /;///<</./•.>• Archiv. 4:i. S 300 1SR8. 



