136 



E. Rohde. 



Fig. 72. 



röhre, au deren Ende sich die Manometerkapsel befindet; ihre 0"9 r^^Mveite 

 Öffnung ist von einer Gummimembran mittlerer Spannung- verschlossen; 

 die Köhre selbst ist luftfrei mit ausgekochtem Wasser gefüllt. Auf der 

 Gummimembran liegt von außen eine Pelotte auf, die durch eine Stahl- 

 feder fest angedrückt wird; die Feder ist an ihrem anderen Ende festge- 

 klemmt und kann durch eine Schraube (a) in ihrer Spannung verändert 

 werden. Die Bewegungen der Feder werden durch einen kleinen besonders 

 konstruierten Schreibhebel auf berußtes Papier aufgeschrieben. 



Die Druckschwankungen im Arterienrohr pflanzen sich also durch 

 die inkompressible Flüssigkeit fort und bewirken durch geringfügige Ver- 

 schiebung der Flüssigkeit (pro 100 ww Hg = 0"6 )iim^) eine Ausbuchtung der 

 Gummimembran und damit eine geringe Durchbiegung der Feder, deren 

 Wert von dem Hebel aufgeschrieben wird ; man gibt der Feder von An- 

 fang an eine solche Spannung, daß der iVusschlag des Hebels für 

 100)111)1 Hg = 1 ci)t ist. Die elastische Gegenkraft wird bei dieser Konstruktion 



im wesentlichen (bis 

 90Vo) durch die Fe- 

 der geleistet , nur 

 zum geringen Teil 

 von der Gummimem- 

 bran, die hauptsäch- 

 lich abdichtende 

 Funktion hat. Vor 

 dem einfachen Gum- 

 mimanometer (Tono- 

 graph,i?//r^A/el888) 

 hat dieses Federma- 

 nometer deshalb den 

 Vorzug der gleich- 

 mäßigen Empfind- 

 lichkeit, so daß man 

 nicht gezwungen ist, vor und nach jedem Versuch eine Aichung vorzunehmen. 

 Die Aichung des Instrumentes geschieht so, daß man zunächst die 

 Abszisse feststellt durch Lösen der Arterienkanüle; dann verbindet man 

 diese Kanüle mit einem Gummischlauch, der sich gabelnd zu einem gra- 

 duierten Hg-Manometer und einer genügend großen luftdichten Spritze 

 oder einem mit Luft gefüllten Gummiballon führt. Durch Einpressen von 

 Luft erhöht man sukzessive den Druck und markiert die Hebelstellung bei 

 verschiedenen Drucken. Ist die Empfindlichkeit des Federmanometers rich- 

 tig eingestellt, so entspricht 1 mm Höhe = 10 ))U)i Hg-Druck. 



Daß für den praktischen Gebrauch den Vorteilen einer genauen Re- 

 gistrierung Nachteile einer gewissen Umständlichkeit der Handhabung 

 gegenüber stehen, kann nicht weiter wundernehmen. Ganz besonders 

 peinlich ist auf die Fernhaltung von Luftblasen Wert zu legen; sie setzen 

 die Güte des Manometers stark herab. 



Kopf des Federraanoraeters (nach Frank und Fetter). 



