138 



E. Rohde. Methoden zur Bestimmung des Blutdrucks. 



Aus dem Vergleich der Vaguspulse oben und unten geht klar hervor, daß die 

 Form des einzelnen Pulses beim Hg-Manometer nicht durch den wahren Druckablauf, 



Fig. 74. 



/\,- 



s'\f 



.^^^ 



-vv\ 



llJlW.lÄ#W»Ws*ÄWM 





.-'V 



^y-V- 



''W 



,^,,VV-^AA. 



"-w^^-^ 



miMmimm^iJ»»»***^^*^^^^^^^^^ 



H ,i,|„..|„,..in MiiiiuiiMMMiiiMiiipi|iMniMniiiiuMiir.i.üiiilii'.uimm[|[iiiiii[i,iilü;illliUlllllllllll»lllllinillllllllllllllllllllllllllllllinillinillllllUllllllll 



sondern im wesentlichen durch die Trägheit der Eigenschwingung des Instrumentes und 

 die Schnelligkeit der Pulsfolge Ijestimmt wird. Der Puls erscheint verhältnismäßig groß 

 und zu breit bei langsamer Schlagfolge, zu klein bei schneller. Die Größe der maximalen 

 Druckschwankung ist durch das Hg-Manometer ziemlich richtig wiedergegeben. 



Fig. 75. 



^I\wl>w#.^^^NWJ\^^KW^^:^w^^^^ 



f,j\ni\M\f\K*NWN^' 



,sl^^I#W'^^^^^N^'''"^w^^J#Am 



iiiiM niii iiini I IUI II n Uli L lim w II i i 1 1 1 1 1 1 1 u i u 1 1 1 MI I u 11 11 1 1 1 1 n I 1 1 ' u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 11 1 1 m I m 1 1 n I 



Kurve III (Fig. 75). Vagusreizung (X); oben: gedämpftes Quecksilbermano- 

 meter; unten: Federmanometer. Kleinen und langsamen Druckschwankungen folgt das ge- 

 dämpfte Hg-Manometer mit genügender Treue, bei großen Schwankungen dagegen bleibt 

 die Kurve infolge der starken Reibung in der engen Dämpfungsstelle hinter dem wahren 

 Druckablauf zurück: sie erreicht den tiefsten Punkt später als das Federmanometer 

 und steigt langsamer an als dieses. Die Größe der Blutdruckschwankung wird zu- 

 dem ganz falsch wiedergegeben : nach der Quecksilberkurve scheint sie nur ca. Ys des 

 Wertes zu betragen, den sie nach der Aufschreibung durch das Federmanometer tat- 

 sächlich erreicht hat. 



