Die Blutgerinnung'. .>^;^ 



dunstung' zuweilen eine erheMiche Kollo spielen kann, besonders bei stark 

 verlangsamter (Jerinnung. Hhtman und Sladvn konnten in iler Tat bei 

 Kontrollversiiclien in der feuchten Kammer eine Verzögerung gegenüber 

 der gewöhidicben Olijektträgerniethode feststellen. Indessen glaul)en sie. 

 dal) dieser Fehler praktisch nur von geringer l'.edeutung ist. 



Über Herstellung konstanter Teniperaturbedingungen finden sich in 

 den bisherigen Mitteilungen keine Angaben. Falls man keine Möglichkeit 

 hat, bei konstanter Temperatur zu arbeiten, wird man auf absolute Werte ver- 

 zichten und immer Kontrollversuche an normalen Personen unter gleichen 

 Bedingungen ausführen. 



5. Methode von Bürker.^) Ein Tropfen lUut wird in den Hohl- 

 schliff eines Objekttriigers gebracht. Dessen obere Seite ist matt . der 

 ganze Objektträger quadratisch zugeschnitten. Er kommt auf einen 

 Konus von Kupferblech zu liegen, der in einem Hartgummiring steckt. 

 Der Hartgummiring ist soweit viereckig ausgesägt, daü das quadratische 

 Giasstück auf den Kupferkonus gelegt werden kann. Ein viereckiges Hart- 

 gummistück kann weiterhin so auf den Objektträger aufgelegt werden, dab 

 es ihn mit Ausnahme des Hohlschliffes selber zudeckt. Dort ist die kleine 

 Hartgummischeibe rund durchlocht, fber das ganze System kommt dann 

 noch ein Hartgummideckel mit Handgriff. 



Auf diese Weise ist das Glasstück oben und seitlich von einem 

 schlechten Wärmeleiter umgeben, sitzt aber mit der XJnterfläche dem guten 

 Wärmeleiter Kupfer auf. 



Der Kupferkonus taucht in Wasser ein, was dadurch erreicht wird, 

 daß die Hartguramischeibe auf den oberen Rand eines mit Wasser ge- 

 füllten, zylindrischen (iefäßes aus Messing aufgesetzt ist. Der obere Hand 

 des Gefäßes paßt in eine Rinne auf der l^nterfläche der Hartgummi- 

 scheibe. Letztere kann mit Hilfe des Griffes um eine vertikale Achse ge- 

 dreht werden. Bei der Drehung rühren einige unten an der Gummischeibe 

 befestigte Schaufeln das Wasser um. 



Das auf drei Füßen ruhende, mit einem Halm und einer Steigröhre 

 versehene Messinggefäß ist also nach oben durch die Hartgummischeibe 

 und seitlich durch eine ringsum befestigte Filzplatte vor nicht gewünschter 

 Wärmcab- und -Zufuhr geschützt. Das Gefäß kann von unten her mit 

 Hilfe einer kleinen Gasflamme erwärmt und dadurch das Wasser samt 

 Kupferkonus und (Jlasstück genau auf derselben Temjjeratur erhalten 

 werden. Ein Thermometer, durch eine Bohrung der Hartgummischeiltf 

 durchgesteckt, mißt die Tempei-atur des Wassers. 



So ist dafür Sorge getragen, daß das im Hohlschliff des (ilasstückes 

 befindliche Blut möglichst genau die Temperatur des Wassers annimmt. 



Ausführung eines Versuches: Wasser wird zunächst im zylin- 

 drischen Gefäß auf 2')" gebracht und mit Ililfe eines kleinen regulierbaren 



') Biirkcr, Kiu Apparat zur Knnittlung^ tlor Gerinnungsztit. iJiUgcm .^n-li 

 Bd. 118. S. 452 (1907). 



lÜ* 



