Die Bliitgerinnmiif. 



24: 



Fig. 85. 



7) 



B 



1 



^ 



C. 



^ 



6. Methode von Brodle und Bussel. ') Du-^r Methode enthält 

 ein neues, originelles Prinzip: Ein Blutstropfen wird in einer feuchten 

 Kammer durch einen tangential gerichteten Luftstrom in Ilewegung ge- 

 setzt und diese Bewegung durch das Mikroskop bei schwacher VergröDerung 

 beobachtet. Ist das Blut geronnen, so hört die Bewegung auf. 



Im einzelnen sieht man dabei Folgendes: Im Beginn des \ersuches 

 genügen sehr schwache Luftstöße schon, den Tropfen in rotierende Be- 

 wegung- zu setzen. Die Blutkörperchen bewegen sich einzeln, ohne Hiiufchen 

 zu bilden. Allmählich fangen sie an zu verklumpen, wobei hellere Zwischen- 

 räume auftreten. Sehr bald hört dann jede stärkere Bjeweglichkeit auf. I)ie 

 Blutzellen geben zw-ar einem Luftstrom noch ein wenig nach, federn aber 

 sofort in ihre alte Lage zurück. Dieser Zeitpunkt, in dem also der Bluts- 

 tropfen zwar noch durch den Luftstrom ein wenig von der Peripherie nach dem 

 Zentrum hin zusammengedrückt werden 

 kann, seine Form aber sofort wieder an- 

 nimmt und alle sonstigen Bewegungen 

 zirkulärer Art im Tropfen aufgehört 

 haben, ist der Augenblick der Gerinnung. 

 Der Zeitpunkt ist nach einiger Dbung 

 ziemlich leicht zu bestimmen. 



Das zur Ausführung der Methode 

 von Brodle und Bussel angegebene In- 

 strument besteht aus einer runden, 



. , , , 1 .) 1 -x Schema dos Bro(/(>-ii'«sse/scben Koaguloraeters im 



zirka 1 cm hohen und O cm nreiten Querschnitt. Modifikation von Boggs. (Nach Boggs.) 



Luftkammer Ä, die nach unten durch 



eine Glasplatte, nach oben durch einen leicht abnehmbaren, ebenfalls mit 



Glaseinlage versehenen Metalldeckel D-K abgeschlossen wird (Fig. 8.")). 



Die seitlichen Wände bestehen bei dem ursprünglichen .\pparat aus 

 einem Metallhohlring, in dem behebig temperiertes Wasser zirkulieren 

 kann. Ein Ein- und ein Ausflußrohr dienen der Wasserzirkulation. Außer- 

 dem ist in den durchbrochenen Deckel D-E ein Glaskonus B eingelassen, 

 dessen abgestun)pftes unteres Ende zur Aufnahme des Blutstropfens dient. 

 Die seitliche Wand der Kammer ist nun weiterhin noch von dem Bohre C 

 durchsetzt. Dieses steht nach außen mit einem kleinen Gebläse in \'er- 

 bindung und ist an seiner Einmündung in die Kammer zu einer feinen 

 Spitze ausgezogen, die so angeordnet ist, daß bei geschlossener Kammer 

 der durch C eintretende Luftstrom gerade die Oberfläche des Konus />' 

 tangential berührt. Die eingeblasene Luft entweicht durch eine oder zwei 

 kleine Öffnungen, die man beliebig anbringen kann. 



Boggs-) hat den /?roc??>-i^MSs<??schen Apparat durch Fortlassen desWassei- 

 mantels vereinfacht. (Zu beziehen durch Univ. -Mechaniker .l/ArrcA^Tübingen. i 



') Brodle uuil Rüssel, TIh" tlcterminatioii of tlio coaofulation ef MmikI. .Fourii. of 

 Physiol. XXI. p. 403 (1897). 



^) Bof/f/s, Some clinical aspccts of blond coaf,'nlation. Iiiti-niat. Cliiiic- \ -l 1 

 18tli Seriös (1<)U7), S. A. 



