248 P- Morawitz. 



diesen Bedinnungen lö— 20'. Eine Differenz von 'iO^/o kann noch in den 

 Bereicli der Fehler fallen. Nur größere Differenzen dürfen berücksichtigt 

 werden. 



Fehler(|H('llen sind : 1. Der wechselnde Gasgehalt des Blutes. Es muß 

 sich das hei starker Stauung besonders bemerkbar machen. Blut, das viel 

 CO2 enthält, gerinnt langsamer. 2. Ungenügende Übereinstimmung beim 

 Verfahren zur Kontrolle der Gerinnung. In dem einen Falle wird das 

 Wiegegläschen samt Inhalt stärker bewegt als in dem anderen. 3. Ungleich- 

 mäßige Bestimmung des Endpunktes der Gerinnung. Diese zieht sich über 

 eine Zeit von mehreren Minuten hin. Man muß also daher durchaus einen 

 bestimmten Punkt als Endpunkt fixieren. Am meisten schien mir hierfür 

 das Erstai-ren der Oberfläche des Blutes geeignet zu sein. 



Die Methode soll möghchst in Kombination mit einer der anderen 

 angewendet werden, die nur kleine Blutmengen erfordert. Findet man mit 

 beiden Verfahren Gerinnungsänderungen im gleichen Sinne , so ist damit 

 Gewähr für die Richtigkeit der Beobachtung gegeben. 



8. Methode von Buckmaster. '^) Ein Blutstropfen wird in einer 

 Drahtschlinge aufgefangen und in einer feuchten Kammer bei beliebiger 

 Temperatur beobachtet. Von Zeit zu Zeit wird die Drahtschlinge um ihre 

 Achse gedreht. Man kann dann leicht mit einer Linse das Hinabsinken 



»^ 



der roten Blutkörperchen im Tropfen beobachten. Es geschieht ziemlich 

 schnell. Gerinnung ist dann eingetreten, wenn sich so viel Fibrin gebildet 

 hat , daß die Blutkörperchen bei Drehung der Schlinge nicht mehr schnell 

 nach unten sinken. 



Die Vorteile dieser Versuchsanordnung sind nach Buchvastcr folgende: 

 1. Die Einfachheit der Methode; 2. die geringen Blutmengen, die man braucht: 

 ;>. der Kontakt mit Fremdkörpern ist auf das geringste Maß beschränkt: 

 4. das Blut wird nicht geschüttelt oder umgerührt; 5. die Bestimmung 

 des Endpunktes ist scharf und bis auf zirka V2 Minute genau. Als Durch- 

 schnittszeiten für menschliches Blut gibt Buckmaster folgende Werte an: 



20» C 8' 45'', 



31° C .5' 45", 



38« C 5' 56", 



390 C 2' 56' 



j'/ 



Wichtig für die Ausführung des Versuches ist vor allem gleichmäßige Ge- 

 stalt und Größe der Platinöse, respektive Drahtschlinge. Natürlich muß sie 

 vor Beginn des Versuches sorgfältig gereinigt und getrocknet werden. Für 

 die Blutentnahme selbst kommen die auch sonst üblichen Kautelen in Be- 

 tracht. Der Apparat läßt sich leicht improvisieren: Man nimmt einen 

 schmalen, rechteckigen Holzkasten, der an seinen beiden Längswänden 

 Fenster hat. Die Platinöse wird mittelst ihres Stieles so durch eine Öffnuni>- 



*) Buchmaster, Model of a new form of coagulometer. 7. internationaler Physio- 

 logenkongreß. Heidollierg 1907. 



