Die IJllltge^illllllll;L^ 9it) 



in eiiKU' dor SchnialseitxMi des Kastens dui-cliiiesteckt. dall die liliitstropfon 

 gerade zwischen den beiden Olasscbeiben erseiieint. Die Distanz zwischen 

 Glasscheibe und Drahtschiinge muß so gewählt sein, daß man den Tropfen 

 von außen mit einer guten Stativlupe genau einstellen kaim. Auch die l'm- 

 drehung der Drahtschlinge kann von außen mit Hilfe des Stieles besorgt 

 werden. Zur Herstellung konstanter Temperatur und einer feuchten Atmo- 

 sphäre dient eine kleine Wasserwanne am lioden des Apparates. Der 

 Deckel Nvird von einem Thermometer durchsetzt. 



Eigene Erfahrungen mit dieser Methode l)esitze ich nicht. 



9. Der Koaguloviskosimeter von Kottmann. •) Neu und originell 

 ist der Weg, den Kottnutnn kürzlich mit der Konstruktion des Koagulovis- 

 kosimeters beschrieben hat. Sein Prinzip ist folgendes: IjälJt man ein mit 

 Flüssigkeit gefülltes Gefäß um eine senkrechte Achse rotieren, so werden 

 die der (iefäßwand benachbarten, periphersten Flüssigkeitsschichten in die- 

 selbe Rotation geraten. In Abhängigkeit von dem Viskositätsgrade der 

 Flüssigkeit überträgt sich die Rotation in nach dem /entrum abnehmender 

 Weise auch auf die anderen Schichten. Ein genau in die Mitte der Flüssig- 

 keit eintauchendes Schäufelchen, das nicht direkt mit in Rotation versetzt 

 ^Yird. muß also, falls es beweglich anuebracht ist, eine Ablenkung erfahren. 

 Diese ist um so stärker, je schneller das mit Flüssigkeit gefüllte Gefäß 

 rotiert und je viskoser die Flüssigkeit ist. Da nun Blut während der Ge- 

 rinnung durch Ausscheidung des Fibrins seine Viskosität ändert, seil, 

 viskoser wird, muß sich der Gerinnungseintritt durch eine stärkere Ab- 

 lenkung des Schäufelchens dokumentieren. Durch eine geeignete \'orrichtung 

 wird verhindert, daß die Schaufel selbst in rotierende Bewegungen gerät. 



Die genauere Beschreibung des Apparates ist an der Hand der neben- 

 stehenden Zeichnungen (Fig. 86, 1—6) verständlich. ..Das Nickelgefäß .-1 mit 

 dem inneren Durchmesser von \ciii wird, nachdem es mit der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit gefüllt ist, mit einer vertikalen Metallhülse // wasser- 

 dicht verbunden, damit es während der Untersuchung in ein Wasserbad 

 mit konstanter Temperatur getaucht werden kann. Die vertikale Hülse 7) 

 wird, wie in Fig. 1 und 5 ersichtlich, auf ein inneres Metallrohr geschoben, 

 das durch einen uhrwerkartigen Motor in rotierende Bewegung versetzt 

 wird. Dadurch überträgt sich die gleiche Botation auch auf die Metall- 

 hüLse B und durch diese auf das Gefäß mit der rntersuclinngsflüssigkeit 

 (Blut, Milch, Fibrinogenlösung). Das Gefäl'i mit Flüssigkeit macht also eine 

 konstante Tourenzahl pro Minute. 



Für Bestimmungen des KoagiilationsverlautVs von Blut erwies sich 

 eine Tourenzahl von 12 — 15 pro Minute am günstigsten. Hält man in allen 

 Versuchen die gleiche Tourenzahl ein. so erhält man gut vergh'ichbare 

 Resultate. 



M 



Kottmaitii, Dor Koagiiloviskosimctor mit speziolliM- Borürksii-htiirmi!,' ^^iMiicr 

 klinischen Venveiull.arkcit etc. Zoitschr. f. kliii. Md. Bd. G<>. S. 41.'» (ÜMO). 



