t>52 r. Morawitz. 



Für die Gerinniingsbestimmung des IJlutes genügt ein Zeigerausschlag 

 bis 90**, also eine nur einmalige Umdrehung der Schaufel vollständig. Bei 

 Viskositätsbestimnmngen anderer Flüssigkeiten läßt sich durch eine in der 

 Originalarbeit näher beschriebene Vorrichtung durch Verschieben des 

 Flügels F auch eine mehrfache Umdrehung des Zeigers möglich machen. 

 An Stelle des Schäufelchens kann man auch einen Zylinderansatz an die 

 Achse D anbringen. Dadurch gestalten sich die Ausschläge größer, die 

 Gerinnungszeit wird abgekürzt und die Methode noch weiter verfeinert. 



Das Blut wird durch Venaepunctio entnommen. Es soll nicht erst 

 mit einer Spritze aspiriert werden, sondern direkt aus der Vene durch 

 einen kleinen Metallansatz in das Nickelgefäß A eintreten. Für Temperatur- 

 konstanz ist durch \'ersenkung des Nickelgefäßes in ein Wasserbad gesorgt, 

 das sich in einer Thermosflasche befindet. Fig. 1 gibt diese Verhältnisse 

 klar wieder. 



Die beiden nebenstehenden Kurven (Fig. 87) erläutern die mit dieser 

 Methode gewonnenen Resultate. Bei 20° ist die Gerinnung in etwa 20' 

 vollendet, der Beginn scheint etwas weniger konstant zu sein. Bei 40" ge- 

 rinnt das l)lut schon in 6'. Für das Studium der Gerinnungsverhältnisse 

 Haemophiler und Kropf kranker hat sich der Apparat in den Händen Kott- 

 DKums bewährt. 



Von allen hier aufgeführten Methoden scheint die zuletzt erwähnte 

 den ^'orzug zu verdienen. Eigene Erfahrungen stehen mir leider nicht zu 

 Gebote, iberlegt man aber die mannigfaltigen Fehlerquellen, denen die 

 meisten übrigen Verfahren unterworfen sind, so wird man die Vorteile 

 des Kottmcrnnschen x\pparates anerkennen. Einer ausgedehnteren Verwen- 

 dung steht leider der hohe Preis (475 Frcs.) im Wege. (Der Apparat wird in 

 dem Sanitätsgeschäft 31. Schaerer, A.-G, Bern, Bubenbergplatz, hergestellt.) 



Viel gerühmt, besonders von klinischer Seite, wird auch die Bürkersche 

 M(^thode. Immerhin scheint sie mir viel mehr Fehlermöglichkeiten zu 

 bieten als der Koaguioviskosimeter. Für letzteren fällt ganz besonders die 

 Tatsache ins Gewicht, daß keine größere Übung erforderlich ist, da alle 

 Bewegungen durch maschinelle Kräfte besorgt werden. 



Endlich mag noch darauf hingewiesen werden, daß quantitative Throm- 

 binbestimmungen im Blutserum, wie sie z. B. von Birnbaum und Osten^) 

 versucht worden sind, selbstverständlich nicht dasselbe bedeuten, wie die 

 direkte Bestimmung der Gerinnungszeit. Ich möchte diesen Punkt nach- 

 drücklich hervorheben, da immer wieder Bestrebungen sich geltend machen, 

 beide Begriffe zu konfundieren und eine Methode der Gerinnungsbestimmung 

 auf die Untersuchung des Fermentgehaltes im Blutserum zu gründen. Das 

 ist nicht zulässig; denn ein großer Teil des bei der Gerinnung gebildeten 

 Thrombins wird mit den Fibringerinnseln entfernt, eine weitere, sehr 



*) Birnbaum und Osten, Untersuchungen über die Gerinnung des Blutes während 

 der Menstruation. Arch. f. Gynäkol. Bd. 80. H. 2. S. 373 (19Üö). 



