Nachtrag zur Grefrierpunktsbestimmuug. 



(Vgl. Band I, S. 498.) 

 Von P. Koiia, Berlin. 



In neuerer Zeit sind einige A'orschläge in der Ausführung des kryo- 

 skopischen Verfahrens mit kleinen Flüssigkeits mengen gemacht 

 worden. 



T. Kinoshita i) verfuhr dabei folgenderweise : Die Oberfläche des 

 Therraometerteils , der im Gefrierrohr steckt, wird mit Ausnahme des 

 Quecksilberbehälters mit Paraffin überzogen und dieser mit aschenfreiem 

 Filtrierpapier ganz dicht umwickelt, dieses wird mit gereinigten Baum- 

 wollfäden daran fest gebunden. Dann wird das Thermometer in die zu 

 untersuchende Flüssigkeit gesteckt, um das Filtrierpapier damit zu tränken; 

 dieses bedeckt man mit Percha lamellata (Merck) und verbindet wieder fest 

 mit Fäden. Zuletzt wird das Thermometer in das Gefrierrohr gebracht, und 

 zwar ohne Anwendung von Umrühren und Impfen und zunächst mit Weg- 

 lassung der Luftmantelröhre. Beginnt hierauf das Thermometer rapid zu 

 fallen, so wendet man zum Schlüsse des Experiments die anfangs weg- 

 gelassene Luftmantelrühre wieder an und bestimmt dann den Gefrierpunkt. 

 Zur Untersuchung sind o— 4, höchstens ban^ Flüssigkeit nötig. Diese 

 Methode besitzt nach B. Burian und K. Drucker prinzipielle Fehler, der 

 von dem Weglassen des Rührens herrührt. Bei fehlendem Rühren kann 

 es geschehen, daß die Erstarrungswärme selbst einen recht langsamen 

 Wärmeverlust nicht zu decken imstande ist. Weitere Unzukömmlichkeit 

 ist, dal') die nicht gerührte Flüssigkeit in sich ungleich temperiert ist. 

 Ferner ist die Methode keineswegs einfach und verlangt immer noch 3 — 4cm3 

 Flüssigkeit. 



Bereits im Jahre 1903 haben Guye und Bogdan ^) bei der (xefrier- 

 punktsbestimmung nach Beckmann Vorrichtungen getroffen, die die An- 



*) Tosalcu Kinoshita, Über eiue Modifikation des kryoskopischen Verfahrens für 

 Untersuchung kleiner Flüssigkeitsmengen. Biochem. Zeitschr. 12. 390 (1908). 

 ^) G^^ye und Bogdan, Journ.de ehem. Phys. 1. 385 (1903). 



