Nachtrag,' zur (iefripipiinktsliostimimmi^. -^^'j 



Wendung von nur 1 — 1-bcm^ Flüssigkeit gestatten, indem sie ein Thermo- 

 meter mit sehr kurzem Quecksilhergefäß (9wm Lilnjze und iinmn (^uer- 

 durchmesser, Gradlänge zirka lc7n) benutzten. l)ii' 'l'hi'niKdiictt'rrühn' hat 

 einen fixen Nullpunkt, die Skala reicht von — ö" bis +1.')» und ist in 

 Zwanzigstelgrade geteilt. Die Ahlesungsgenauigkeit I»eträ«.'-t 001 «. Die Aus- 

 führung ist die \on Baoult angegebene; als Kältebad dient verdampfeiKb-r 

 Äther, als lUihrer wird das Thermometer selbst benutzt. 



Da die Ablesungsgenauigkeit bei der Methodik von Gui/r und Ji<>'j</(ui 

 für manche Zwecke unzureichend ist, benutzen 7i»m/» und Dnichr^ } ein 

 Thermometer, dessen Quecksilbergefäß bei einer Länge von \hn)n einen 

 Durchmesser von Imin besitzt. Seine mit Stickstoff gefüllte Kai)illare ist 

 so eng, daß eine Gradlänge von 2'! cm erzielt wiid. Die Skala hat den 

 Umfang von — 5" bis -f P und ist in Fünfzigsteigrade geteilt. Es gelingt 

 leicht, mit der Lupe auf 0-002 bis OOO:)" genau abzulesen. Bunan und 

 Drucker benutzen ein Kiskochsalzkältebad und wenden einen kleinen Platin- 

 rührer mit Glasgriff an. Die Form des Gefrier- und des Manti-irohres ist 

 so wie in der x\pparatur von Gui/e und Bugddu. Die beiden Kohre besitzen 

 vollkommen gleiche Gestalt. Dem Gefrierrohr fehlt der seitliche Ansatz zur 

 Einführung der Impfkapillare; dieser ist durch eine im Stopfen des Ge- 

 frierrohres angebrachte Dohrung ersetzt, durch die die Impfkapillare beipiem 

 von oben in die unterkühlte Flüssigkeit hineingebracht werden kann. Jedes 

 der beiden Rohre besteht aus einem weiten oberen und einem engen 

 unteren Abschnitt. Der letztere, der das (^)uecksilbergefäri des Thermo- 

 meters und die Versuchsflüssigkeit aufnimmt, hat einen Durchmesser von 

 l-kmm. Zur Ausführung der Messung sind IV-.'''"' Flüssigkeit eben noch 

 hinreichend. Die Temperatur des Kältebades darf höchstens 2" unter dem 

 Gefrierpunkt der \'ersuchsstörung liegen. Bei Beobachtung dieser Kegel 

 stimmen die Ergebnisse des kleinen Apparates mit denen au dem ursprüng- 

 lich ^e6'Ä;ma7^wschen gewonnenen auf + OOOö" überein. 



Was die Anwendung der (iefrierpunktsbestimmunir anlangt, so er- 

 geben sich bei den verschiedenen physiologischen Flüssigkeiten keine 

 wesentlichen Unterschiede in der Ausführung. Bei der (iefrierpuukts- 

 bestimmung des Blutes ist es gleich, ob man Serum, defibriniertes Blut 

 oder Gesamtblut anwendet. Hingegen ist die Art der (iewinnung des Blutes 

 auf den Gefrierpunkt, ob spontan abgesetztes oder durch /entrifugieren 

 gewonnenes, von Einfluß. Änderung des Blutes im Gehalt, an < lasen, dann 

 verschiedene Einwirkungen . wie Narkose , Vergiftung , lieeinflussen den 

 Gefrierpunkt. Unter normalen Verhältnissen ist die (Jefrierpnnktserniedri- 

 gung des Blutes konstaut zwischen — O'ölT und — 0r)ü2. Bei der 

 (iefrierpunktsl)estimmung der .Milch ist ebenfalls auf die (iewinnungsart 



*) R.Btiridii uml A. Drucker, Gefrierpuiiktsiiiossniigi'ii au kleinen Flüssigk. •- 

 mcugen. Zcntralhl. f. Pliysiol. 23. 772 (1910). Der Apparat wir.l von der P^iniia Uo^zc, 

 Leipzig, geliefert. 



