Methoilon zur l'utersucliung der mcnscliliclion 1- . j j ] 



1. Kincn l'icüapparnt. in dein ilii' zu iintersuchciulcu fein pulvtMini.'i ■ 

 zu Blockclien gepreßt worden. 



2. Eine Autoklave aus FhiUcisen von ca. 200 cm' Inhalt. Der Vorschluü di-r 

 Autoklave wird durch ein aufschraubbares Kopfstück -^fehihlet. Dieses trägt ein Schrau- 

 benventil, oiiipu Flanschonrolirausatz und zwei KlektnxbMi. Am unteren l'i ' ' ' :.f- 

 stückes sind zwei Eisenstahe aniire'bracht, welche an ihren Enden je eine IM n 

 und in die Autoklave hineinragen. 



3. Eine Sauerstoffbombe mit Manometer, welche an den Flanschenrohransatz an- 

 zuschrauben ist. 



4. Das eigentliche Kalnriineter. Dieses besteht ans einem Metallgefüß, welches 

 das Kalorimeterwasser enthält und in einem Abstände von ca. 2 cm in einem Molzj^e- 

 fäßo aufL'eliängt ist. In das Metallgofäß wird die Autoklave eingesetzt, ferner ein feines 

 Thorinonieter und eine Rührvoniclitung. Das Ganze wird durch einen Deckel abge- 

 schlossen, welcher Öffnungen für das Thermometer, das Rührwerk und die Elektro- 

 den hat. 



Eine Brennwertbestimmung mit diesem Kalorimeter gestaltet sich 

 nun folgendermajjen: 



Ca. 1 y des lufttrockenen Fäzespulvers wird mit Hilfe des l'reliappa- 

 rates zu einem IJlückchen gepreßt. Gleichzeitig wird ein 1 1 on Junger 

 Zwirnsfaden, dessen Brennwert bekannt ist, mit in die Sul)stanz Iuikmu- 

 gedrückt. Das FJlöckchen wird gewogen. Nun wird es an einem Ol nim 

 dicken Platindraht, der zwischen den im Kopfstücke der Autoklave befind- 

 lichen beiden Platinösen ausgespannt wird, mit dem einen Ende des Zwirns- 

 fadens aufgehängt , so dab der Block jetzt in einem kleinen Platintiegel 

 schwebt, der in ein an den beiden Platinüsen aufgehängtes Tonschälcht-n 

 eingesetzt ist. Durch den Tiegel werden etwa abbröckelnde Teilchen des 

 Blockes aufgesammelt und so der Verbrennung zugänglich gemacht. Die 

 Autoklave wird hierauf fest verschlossen, der Sauerstoffbehälter an den 

 Flanschenrohransatz angeschraubt, durch einströmenden Sauerstoff die in 

 der Autoklave vorhandene Luft verdrängt und dann die Autoklave bei 

 einem Druck von 20 — 21 Atmosphären unter Kontrolle des Manometers 

 mit Sauerstoff gefüllt und durch das Schraubenventil abgeschlossen. Dann 

 wird die Autoklave in das .Metallgefäß des Kalorimeters eingesetzt, wel- 

 ches genau 1/ destillierten Wassers enthält. Die Temperatur dieses Wassers 

 muß um ca. lö» C kälter als die umgebende Luft .<;ein. Mau erreicht dies 

 durch vorherige Mischung des Wassers. Nachdem man noch das Wühr- 

 werk in das Metallgefäß gebracht hat, wird der Apparat durch den Deckel, 

 welcher das Thermometer und die zwei Elektroden trägt, geschIoss(M». Die 

 Elektroden werden mit einem kleinen zweizeiligen Akkumulator verbunden. 

 Nun beginnt die eigentliche Verbrennung. Mittelst der lltdirvorrichtung 

 wird so lange gerührt, bis das Wasser eine konstante Temiieratur ange- 

 nommen hat. Darauf wird gezündet und unter beständiL-^em Imrühren mit 

 einer Lupe an einem in V/öo''C eingeteilten Thermometei- die Erwär- 

 mung des Wassers abgelesen. Mit dem Thermometer, desst-n Fehler genau 

 bekannt sind, kann man auf V '.,50 Orad genau ablesen. Ist z.B. der Kalorien- 

 faktor (der Kalorienfaktor des Kalorimeters ist diejenige WännemenKe. 

 welche nötig ist, um den im Kalorimeter vorhandenen einen Liter ^^ asser 



