Methoden zur l'ntersuclniiig der nicnschlirhon Filzos. 



417 



bevorstehenden Abgang von Flatus spürt, soweit in den After einf^M-filhrt, 

 daß die Birne oberhalb des Sphinkter zu lie-^^cn koninit. Das (lasometor 

 wird dabei so einiiestellt , dal» die Fliissi«:keit im iinlieren Teile erheblich 

 niedriger steht als in der Glocke. Sollen nun jetzt die i'rdaa entnommen 

 werden, so werden die beiden Klemmen f^cöitiiet und es wird infol^'e de.s er- 

 wähnten Standes des (Jasometers (ias angesoffen. Ist dies «j-eschehen. so worden 

 die Klemmen wieder angelegt, die lürne wird herausgenommen, in die 

 Schale mit Wasser getan und durch neues Offnen der Klemmen die noch 

 im Schlauche vorhandenen Gase nachgesogen, wobei sich das Kührensyslem 

 aus der Schale mit Wasser füllt. Das Ga.someter kann nach //r///yW) auch 

 mit konzentrierter Lösung von Chlormagnesium gefiillt sein, fber sonstige 

 zum Auffangen von Gasen geeignete Apparate vergleiche bei Hcnipel.*) 



Ein Ein(lriiij>en von Luft ist bei tlicscni Verfalireii nicht immer y.u vcrmi-iden. 

 Es ist aber, wie schon erwiilint. für die Analyscnresuitate oline Bedentun^'. I,iift und 

 restierender N, werden auch liier von vornherein in Abrechnung gebracht, da N. im 

 Darm selbst nicht gebihlet wird. 



Die Analyse der Hase. 



Die Gasanalyse wird mit Hilfe der Apparate und .Methodik von 

 Hempel^) ausgeführt. Nach Ad. Schmidts*) Erfahrungen kann von vorn- 

 herein auf Bestimmung von Ammoniak und IL, S verzichtet werden, da 

 deren Mengen noch geringer als die Fehlergrenzen der Methode sind. 



Alle absorbierbaren Gase werden durch absorbierende Mittel bestimmt, 

 die nichtabsorbierbaren durch Verpuffung. 



Zunächst seien ganz kurz die hierzu nötigen Hcinpchchvw Apjiarair 

 geschildert : 



Zur Entnahme des Gases aus dem Gasometer dient die //cwyjf/sche Gas- 

 bürette^) (Fig. 103). Sie besteht aus zwei Glasröhren, welche in eiserne Fiiße ciugesptzt 

 sind und durch einen ca. 120 on laniren dünnen (Junimischlaiicli miteinander vorbuiideii 

 sind. In den Gunimischlauch ist in der JNIitte ein Stück Glasrohr eingesclialtct. Die eine 

 der Röhren, die Meßröhre, läuft in ihrem oberen Ende in ein 3 n« langosf ', — 1 mm 

 weites starkwandiges Röhrcheu aus, an welches mittelst Draht ein kurzes Stück schwarzer 

 dichter Gunimischlauch l)efestigt ist. der mit einem (^hietscliliahn versehen ist. Die Meß- 

 röhre ist in 100 cw' eingeteilt. Die andere Röhn«. die Niveau röhre, dient, wenn beide 

 Röhren und der Gummischlauch vollständig mit Wasser gefüllt sind, zum FüUen ikUt 

 Entleeren der Meßröiire und zum Ansaugen des Gases in die Meürolire. l'm (ias aus 

 der Gasomcterglocke zu entnehmen, wird die vollständig mit Wasser gefüllte MeÜröhrc 

 durch ein feines, gebogenes, mit Wasser gefülltes Glasrohr mit dem am oberen Enile der 

 Gasometerglocke befindlichen nnd ebenfalls mit Ciummischlaucii armierten Glasrohr ver- 

 bunden. Der tibertritt von Gas aus der Gasometerglocke in die Mollröhre erfolgt dann 

 beim Senken der Niveauröhre. Auf diese Weise kiinnen das gesamte (iastjuantiini luid 

 auch einzelne Portionen desselben genau gemessen werden. 



') W. llempel, Gasanalytischo Methoden. 3. Aufl. S. 25. Braunschweig l'.K)0. 



*) W. Hempcl, 1. c. S. 22-2(5. 



») W. Hewinh 1. c. S. 27-221. 



*) Ad. Schmidt , Experimentelle und klinische Untersuchungen über Funkti«»iis- 

 prüfung des Darmes. I. Mitteilung. Über Fäzesgürungen. Deutsches Arcli. f. klin. Med. 

 Bd. 61. H. 3 und 4. S. 317. 1898. " 



') W. Hempcl, 1. c. S. 20-33. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arboittmothodm. V. 27 



