Metliodcii zur üiitorsucluiii(T der menschliclicii Fiizos. 



419 



Zur Analyse des aus CO, , O., , H,,, CH, und N, hestehendi-ii Itann- 

 gasgemisches wird nun fojgendernialjen vorfaliron: Ks wird zunilchst das 

 gesamte Quantum der gesammelten Gase in dii Mcllröhre bestimmt. Das 

 gesamte in der Meßröhre ixifindlicho (Jas(|uantum wird sodann zur Ab- 

 sorption der CO, in eine AI)sorpti(msi)ip('(t(' j^^olcitet, deren ^n-olic KuizpI 

 gefüllt ist mit kloinen, 1 — 2cm lanji:('n und zirka ')i>i»i dicken Ilöllclien 

 von eisernem feinmaschigen Drahtnetz und einer Ant'lüsung von 1 (icwjchts- 

 teil käuflichem Ätzkali in 2 Gewichtsteilen Wasser. Die Drahtnetznillchen 

 haben den Zweck, die absorbierende Fläche nach Möglichkeit zu vergröüern. 

 Nach 1 — 2 Minuten ist die CO2 vollständig absorbiert. Hierauf wird «las 

 Gas aus der Absorptionspipette wieder in die Mebröhre zurückgeleitet und 

 die Menge der absorbierten CO. notiert. 



Fig. 10.5. 



Nun folgt die Bestimmung des Oo-Gehaltes. -) Dazu wird die gesamte, 

 nunmehr CC^-freie Gasmenge aus der MeUröhre in eine zweite Absorp- 

 tionspipette überführt, deren Absorptionskugel gefüllt ist mit kleiiu-n Köll- 

 chen von Kupferdrahtnetz nnd einer Lösung, bestehend aus gleichen Teilen 

 einer gesättigten Lösung des in Stücken käuflichen anderthalbfach kohlen- 

 sauren Ammoniaks und einer einfach verdünnten Lösung V(ui Ammoniak 

 von 0"9;-i spezifischem Gewicht. Da das metallische Kupfer oft oberflächlich 

 mit etwas Fett überzogen ist, so kann man dies zweckmälligerweise «lurch 

 Anätzen mit etwas Salpetersäure vor der P.enutzung entfernen. Mit die.-<em 

 Kupferammoniakgemisch findet eine sehr rasche und vollständige Oj-Ab- 

 sorption statt. Hierauf erfolgt wiederum ri)erleitun,ü des Gasrestes aus 

 der Absorptionspipette in die Meliröhre mul Notierung des O, -Gehaltes. 



') H'. Hrmpel, Gasanalytisclic Methoden. 3. Aufl. >. 1«1— l.S2. HrauiisrhwcJi; 1'J(hk 

 2) W. Ilrniiicl, 1. c. S. 142—144. 



