Die Bestimmiuiir Jpi" Wasserstoffioiiciikoiizeiitration durcli (iaskettcn. f)Q7 



sei verschieblich (..Hiiickeiikontakt"). Dann herrscht zwischen den Tunkten D 

 und E ein Potential, welches sich berechnet wie folut : 



Totentialp-/,; : Potential/^_c= Widerstands-^; : Widerstand;; , . 

 Von den Punkten 1) und F. wird ein Nebenstronikreis h'G BDE ab- 

 geleitet, in den die zu messende EMK. i^und das Galvanometer 6^ einge- 

 schaltet ist. Durch Verschiebung gibt man dem Punkte /.' diejenifie Lage, 

 bei der das Galvanometer in Ruhestellung ist. Dann ist die gesuchte K.MK 

 des Elementes B gleich dem Potential zwischen den Punkten JJ und E und 

 diese wiederum 



= EMK des Elementes A x :^—, — -, — .^~^ 



\\ iderstand c-d 



Der Widerstand CD kann entweder in Form des Brückendrahtes be- 

 nutzt werden, wie es für Leitfähigkeitsbestimmungen in (iebrauch ist, 

 besser aber nimmt man an seiner Stelle zwei hintereinandergeschaltete 

 Widerstandssätze zu je 1 bis 1110 Ohm. Man legt sämtliche Stöpsel des einen 

 Rheostaten ganz beiseite und verteilt die des anderen zwischen die beiden 

 Rheostaten, so jedoch, daß der Gesamtwiderstand der Piheostaten zu- 

 sammen stets 1110 ü beträgt. Das Hin- und Herstöpseln einzelner Wider- 

 stände entspricht dann dem Verschieben des Brückenkontaktes. 



6. StroniqueHe. Als Stromquelle, A, benutzt man am besten einen 

 gewöhnlichen Bleiakkumulator. Seine EMK, die für die weitere Rechnung 

 bekannt sein muü, muli vor jedem \'ersuch bestimmt werden. 



Dies "cschieht auf fokende Weise: Vor Beginn des eigentlichen \'er- 



r^"- 



suches wird der Akkumulator nach dem Schema Fig. 126 und 127 eingeschaltet 

 und an Stelle des Elementes B ein ..Normalelement • von genau bekannter 

 und unveränderlicher EMK eingeschaltet. Dazu benutzt man gewöhnlich ein 

 W^estonelement, welches eine EMK von P019 ^'olt besitzt. Nunmehr wird 

 durch Fnistöpselung der Widerstände der Widerstand ED so reguliert, daß 

 der Stromkreis EDBGE stromlos ist. Dazu ist natürlich notwendig, daß die 

 Stromrichtung des Normalelementes in diesem Stromkreis der des Akku- 

 mulators entgegengesetzt geschaltet ist. Angenommen, dieser L^mstand sei 

 erreicht, wenn A'/^^ 1500 tl ist. dann ist 



EMK Akkum. : EMKwestonel. = 1 1 lU ! ÜOO 



und 



11 l(t 



EMKAkkum.= ^,,,, ■ lull) \ült. 



oOO 

 Jedes Ohm, das sich in dem Pheostat entsprechend der Ürücken- 

 strecke DE befindet, entspricht denniach 



1110 1-019 _ 1-010 

 600 ' 1110 ~ "()00 " ■ 



Zur dauernden Stromentnahme dai-f das Normalelement nicht benutzt 

 werden, sondern nur für den Zweck der Messung des Akkumulators. 



Man kann nun viele Pechnungen ersjiaren. wenn man eine Strom- 

 quelle von 11 10 Volt benutzt. Dann bedeutet jedes Ohm der Brückenstrecke 



